284 Metzner: Über Mikroprojektion im polarisierten Licht. 37,4. 



— Recht lichtstark und auch für Projektionen mit schwächeren Licht- 

 quellen geeignet sind kurzbrennweitige Objektive nach dem Petzval- 

 Typus, wie sie bei Kinematographen häufig Verwendung finden. 



Projektion kleiner Objekjbe. 



Bei der Projektion kleiner Präparate wird man wohl meist Mikro- 

 skopstative zum Aufbau benutzen. Die Zentrierung des Polarisators 

 erfolgt im Prinzip ebenso, wie das oben beschrieben wurde, nur wird 

 hier die Beleuchtung etwas anders geregelt. Bei mittleren und starken 

 Objektiven wird der Abbe sehe Kondensor benutzt, bei schwachen 

 Objektiven ein Brillenglaskondensor. Bei Objektiven höherer Apertur 

 erzielt man die günstigste Beleuchtung, wenn in der vorderen Brenn- 

 ebene des Kondensors ein Bild der Lichtquelle entworfen wird, dessen 

 Größe etwa dem Aperturbereich des benutzten Objektives entspricht 

 — bei starken Objektiven also die ganze Öfi'nung der Kondensoriris- 

 blende (die sich annähernd am Ort der vorderen Brennebene befindet) 

 ausfüllen muß. Um die Versuchsanordnung nicht durch Verwendung 

 langbrennweitiger Kondensoren allzu sperrig zu machen, wird in den 

 Gang der Lichtstrahlen eine Konkavlinse (Brennweite etwa — 16 cm; 

 h in Abb. 8) eingeschaltet, die zusammen mit der Linse C^ nach Art 

 der Teleobjektive in kurzer Entfernung ein vergrößertes Bild des Kraters 

 liefert (Aufbau schematisch gezeigt in Abb. 8). Die feinere Regelung 

 der Beleuchtung bewirkt man durch Benutzung des Kondensortriebes 

 und der Irisblende. Unter Umständen kann es auch vorteilhaft sein, 

 eine „Sehfeldblende" vor der Negativlinse anzubringen; eine Revolver- 

 blende mit verschieden großen Öffnungen läßt sich ja auch leicht her- 

 stellen. Ein Wärmefilter zum Schutze des Präparates gegen zu starke 

 Erhitzung wird sich in der Mehrzahl der Fälle erübrigen; falls ein 

 solches notwendig ist, wird es dort in den Strahlengang gebracht, 

 wo die Lichtstrahlen parallel laufen, am besten also dicht hinter die 

 Kondensorlinse C^. Man wird für diesen Fall an der Stirnseite des 

 Polarisators eine Bühne anbringen, in der die aus Spiegelglas gefertigte 

 Küvette k mit ö^/piger angesäuerter Eisensulfatlösung ihren Platz 

 findet. Die Kondensorlinse C^ wird — wenn sie nicht ganz fortfällt 

 (s. 0.) — in der Vorderwand dieser Bühne befestigt (vgl. Abb. 8). Das 

 Analysatorprisma A wird vor dem Objektiv angebracht und diesem 

 so weit als möglich genähert. Besonders vorteilhaft ist es, wenn der 

 Tubus so weit ist, daß das Analysatorprisma bis dicht an das Objektiv 



