37,4. Metzner: Über Mikroprojektion im polarisierten Licht. 285 



hereingesteckt werden kann. Mit Hilfe eines an die Fassung ange- 

 löteten Drahtes ist dann auch Drehung usw. leicht auszuführen. Bei 

 der Projektion mit Okular wird das Analysatorprisma dicht vor dem 

 Okular angebracht, so daß die engste Stelle des Strahlenkegels im 

 Innern des Analysators liegt. Starke Okulare sind schon im Inter- 

 esse der Helligkeit möglichst zu vermeiden ; die Projektion ohne Okular 

 verdient in vielen Fällen den Vorzug. 



Bei der Verwendung schwächerer Objektive ist der beleuchtete 

 Teil des Präparates zu klein ; es muß dann die Entfernung zwischen 

 C^ und h vergrößert und das Linsenpaar im ganzen dem Kondensor 

 soweit genähert werden, daß wiederum ein Bild des Kraters auf der 

 Irisblende des Kondensors entsteht {C^ ist also in diesem Fall besser 

 nicht fest mit dem Polarisator zu verbinden) — in der Regel komm,t 

 man allerdings mit einer geeigneten Verstellung des Kondensors aus ; 



8. 



Versuchsanordnung zur Mikroprojektion bei slärkeren Vergrößerungen 



(schematisch). 



bei ganz schwachen Objektiven erfolgt die Herstellung der günstigsten 

 Beleuchtung durch einen „Brillenglaskondensor" , der ein Bild des 

 glühenden Kraters im Objektiv erzeugt. Man benutzt dazu Linsen 

 von 3 bis 5 cm Brennweite, die in geeigneter Fassung an Stelle des 

 Kondensors eingeschoben werden. Als Behelf können auch die Kollektiv- 

 linsen der schwachen Okulare dienen, die man einfach mit Hilfe der 

 Kondensoriris festklemmt. 



Die Projektion von Achsenbildern. 



Von der Projektion im parallelen polarisierten Licht mit starken 

 Objektiven kann man auf einfachste Weise zur Demonstration der 

 Achsenbilder übergehen, wenn man in den Tubus eine als Objektiv 

 dienende BERTRANDSche Hilfslinse eingefügt und mit ihr (ohne Okular!) 

 die hintere Brennebene des Objektives auf dem Schirm abbildet. Das 



