56 ESTUDOS 



versas, partindo do mesmo zero, e com um duplo nónio, que dá espessuras de 

 um centésimo de millimetro. 



Está annexo ao instrumento um productor de cores sensíveis, que se com- 

 põe de um tubo, contendo era n um prisma de Nicol, e um ^ uma lamina de 

 quartz, cortada perpendicularmente ao eixo de cristallisação. Colloca-se na parte 

 anterior do instrumento n'uma chapa k, que recebe um movimento de rotação 

 por meio da engrenagem h, que corresponde por intermédio da haste hh' a um 

 botão B. O prisma polarisador /; actua como analysador relativamente a este sys- 

 tema, d'onde se segue, que o laio polarisado no primeiro prisma n, e disperso 

 pela lamina de quartz q fornece, depois da sua passagem pelo prisma p, uma luz 

 cuja cor varia com a posição do. prisma n. Fazendo girar o botão B obteremos 

 pois uma serie de cores, entre as quaes acharemos em geral uma, que neutra- 

 lisará com mais ou menos exactidão a do liquido ou luz empregada. 



Em vista d'estas considerações, e da lei, que uma rotação de cem divisões 

 sobre a escala do instrumento, sendo a observação feita n um tubo de 20 cen- 

 tímetros, corresponde a uma quantidade de 22.5^'',63 de assucar por litro de 

 urina, poderemos facilmente reconhecer as quantidades de assucar existentes 

 n'uma urina. Assim um grau do saccharimetro de Soleil corresponde a 2^',25 

 de assucar por litro. 



Ha também uma modificação d'este apparelho proposta por Jonh H. Jel- 

 lett ', que não descreveremos por não ter ainda sido applicado ao diagnostico 

 da diabete. Em Allemanha em logar do saccharimetro de Soleil servem-se do de 

 Mittscherlich, que é pouco ou nada usado entre nós, em Inglaterra está também 

 em uso um apparelho, que é uma espécie do saccharimetro de Soleil modificado 

 por Becker e Beale. 



C — Saccharimetro Becker-Beale 



Este apparelho além do tubo onde se mette a urina, como no de Soleil, 

 tem uma parte através da qual passam os raios luminosos, que é composta d"este 

 modo. 



Na extremidade do apparelho, que fica voltada para um candieiro acha-se 

 o prisma polarisador (spath d'lslandia) e na que fica próxima do olho do obser- 

 vador está o prisma analysador. 



Este ultimo prende a um ponteiro que se faz mover com uma agulha, sendo 

 os seus movimentos graduados sobre uma placa circular e ahi determinados por 

 meio de um nónio. 



Modo de se servir. — Põe-se defronte da luz de um candieiro a extremidade 



' Procedings of the royal Irish Academy Dublin, 1863, l. 8, p. 279. 



