30 ELEMENTOS 



CAPITULO II 



Thermoraetro; suas condições; modo de applicacão; partes do corpo preferíveis; 

 registos tliermometrieos, spbjgmoiiielricos e pneonietricos 



I 



THERMOMETRO ; SUAS CONDIÇÕES; VANTAGENS RELATIVAS 



É O thermometro o instrumento geralmente empregado para determinar a 

 temperatura do corpo. Os apparelhos thermometricos, de grande precisão, não 

 conseguiram desenthronisar o thermometro, que para as exigências da clinica 

 é muito sufficiente. 



A avaliação da temperatura com a mão é, dissemol-o já, um methodo vi- 

 cioso, uma fonte de erros; pôde a pelle estar quente, e o medico não apreciar 

 a elevação de temperatura, e vice-versa; todavia a mão em muitos casos dá 

 conhecimento, postoque superficial, apenas approximado, da temperatura, ha- 

 vendo o cuidado de a applicar sobre as partes habitualmente cobertas. 



Seria inopportuno descrever aqui o thermometro e as modificações por que 

 tem passado; damos por matéria sabida. Comtudo faremos menção dos princi- 

 paes, dizendo duas palavras sobre a sua construcção mais vantajosa para os usos 

 clínicos. 



O thermometro deve ser um instrumento facilmente portátil e sufficiente- 

 mente solido, tendo a haste ou tubo o comprimento necessário para admittir 

 uma escala desde vinte até cincoenta graus, e em que cada grau seja dividido, 

 bem legivelmente, em cinco ou em dez partes. O reservatório deve ter a exten- 

 são adequada, com meio centímetro \ pouco mais ou menos, de diâmetro. Quando 

 o reservatório é muito pequeno, restringem-se os pontos de contacto, e ás ve- 

 zes não se ajusta bem ás parles; quando é grande torna-se o instrumento me- 

 nos sensível. 



A forma do reservatório não é indifferente; para tomar a temperatura 

 na axilla e no recto a forma cylindrica é a preferível; o dr. Wunderlich julga 

 melhor para a axilla a forma espherica, mas se o reservatório for cilíndrico, 

 deverá ter pequena altura, approximando-se da forma espherica; para o anus 

 e para a vagina prefere a forma cónica. Parece-nos que o reservatório cy- 



* O dr. Wunderlich considera ^ a J de centímetro como o mais apropriado; acon- 

 selha o mesmo medico que o reservatório seja de metal. 



