DE TIIKRMOMETRIA CI.INIC.V 31 



liiiilrico, pequeno em altura e em diâmetro, e de vidro pouco espesso, serve 

 muito bem para a exploração da temperatura iraipicilas regiões e nas demais 

 partes. O reservatório achatado seria melhor para tomar a temperatura das su- 

 perlicies, ás quaes se applicaria commodamenle, mas o reservatório cylindrico 

 satisfaz plenamente. 



Dissemos que a escala thermometrica devia estender-se de 20 a 50 graus, 

 para que o instrumento seja completo, applicavcl a todos os casos das varia- 

 ções da temperatura humana. É verdade que o dr. Ilirtz em o seu excedente 

 artigo sobre a temperatura animal ' allirma que a temperatura máxima do ho- 

 mem (mesmo no estado pathologico) não attinge nunca 45° e não desce abaixo 

 de ;!0"; porém o dr. Wunderlich viu a temperatura elevar-se, pouco depois do 

 óbito, em um tetânico, a 45",25, e o dr. Mignot notou i23° em casos de escle- 

 rema. É preciso pois contar com estes extremos. 



A condição essencial é que o ihermomefro seja exacto e muito sensível, 

 para o que convém afTeril-o, de quando em quando, por um thermometro pa- 

 drão, e que seja dividido distinctamente em quintos, ou, ainda melhor, em dé- 

 cimos de grau. 



São muitos os thermometros empregados nas clinicas nos diversos paizes. 

 Uns são rectos, outros curvos, de álcool ou de mercúrio. Os thermometros de 

 Leyser, fornecedor da universidade de Leipzig, de Giesler, de Jobert Latour, os 

 de Fastré, os construídos pelo sr. E. Rousseau, de Paris, de Alverniat, satis- 

 fazem ás exigências ordinárias da clinica. Os thermometros que tèem a escala 

 traç;ida no vidro são ás vezes de difficil leitura, o que não succede quando a 

 escala é feita em marfim. 



O (Ir. Jobert Latour mandou construir um thermometro curvo a angulo 

 recto, formado por conseguinte de dois ramos, dos quaes um, horisontal, con- 

 tém o reservatório de mercúrio, e o outro vertical, é munido de uma escala so- 

 bre marfim"^. 



O sr. Potain apresentou á socíété médicale des hôpitaux de Paris, em ses- 

 são de 13 de dezembra de 18G7, uma serie de thermometros de álcool, de que 

 se servira na clinica, e que foram successivamente aperfeiçoados pelo sr. Fas- 

 tré segundo as suas indicações. Temos empregado um d'estes thermometros, 

 ultimamente fabricado por este constructor; é da grossura de um lápis ordiná- 

 rio, de 12 centímetros de comprimento, com a escala de 33" a 43", dividida em 

 f|uintos de grau, bastante espacejados, de modo que podem marcar-se muito 

 approximadamente décimos de grau. Este thermometro assas sensível, muito 



' Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, t. vi, pag. 774. — Pa- 

 ris, 1807. 



- Dcs éléments plnjsiolofjiques du pouls, pag. 23. —Paris, 18.^2. 



