32 ELEMENTOS 



portátil e suíBcientemente solido, reúne a vantagem de ser bem visível a co- 

 lumna thermometrica pela côr do liquido; oíTerece porém o inconveniente de 

 ter a escala pequena e de desarranjar-se facilmente. 



O sr. dr. Jaccoud, preferindo com razão os thermometros de mercúrio aos 

 d'alcool pela sua maior precisão e ausência de divisão frequente da columna 

 liquida em segmentos isolados, mandou ultimamente construir ao sr. Fastré 

 thermometros de 16 centímetros de comprimento, três dos quaes pertencem ao 

 reservatório. A escala graduada contém 10 graus (de 33° a 44"), sendo cada um 

 d'estes dividido em décimos, podendo apreciar-se vigésimos de grau. Entre a 

 extremidade superior do reservatório e o grau mais baixo da escala ha um es- 

 paço não graduado de 4 centimetros, pelo que toda a escala fica fora da axilla, 

 sendo por isso facílima a sua leitura *. É uma imitação dos modelos allemães. 

 Para os usos ordinários da clinica é excellente, mas quando a temperatura for 

 inferior a 35", como succede no esclerema, ou para a medição da temperatura 

 de certas partes periphericas, este instrumento será insufficiente. 



O sr. Hérard apresentou á sociélé médicale des hôpitaux de Paris, em sessão 

 de 27 de março de 1868, um thermometro de máxima em todas as direcções e de 

 bolha de ar permanente, construído pelos srs. Alvergniat & Irmãos, segundo as in- 

 dicações do sr. Mederkorn, estudante de medicina. É um thermonieli-o de mercú- 

 rio com a escala de 34° a 42°, gravada sobre o vidro, sendo cada grau subdividido 

 em décimos, e a columna mercurial dividida por uma bolha de ar mui fina, a qual 

 deixa acima a fracção do mercúrio, que serve de index. Quando o index está 

 abaixo da temperatura da parte que se pretende explorar, pôde applicar-se logo 

 o instrumento; mas quando o index se acha em um grau superior, é preciso 

 fazel-o descer previamente, o que se consegue por meio de pequenos choques 

 impressos ao thermometro, seguro com uma mão percutindo sobre a palma da 

 outra mão. Depois de applicado o instrumento pelo tempo conveniente, reti- 

 ra-se e vê-se o index fixo, pela adherencia capillar, ao grau mais alto da tem- 

 peratura a que chegou. Este thermometro offerece a vantagem de conservar a in- 

 dicação da temperatura da região explorada, e poder-se d'este modo fazer a sua 

 leitura mais tarde, o que é útil principalmente na clinica particular, aonde ás ve- 

 zes é ditlicil vencer a nimia susceptibilidade do pudor; os próprios doentes po- 

 dem introduzir o thermometro no recto, na vagina, e retiral-o depois para lerem o 

 grau de temperatura ou esperar a visita do medico, que fará a leitura do instru- 

 mento. Tem este thermometro o inconveniente de exigir frequentemente o abai- 

 xamento do index pelas percussões já mencionadas, as quaes dividem muitas 

 vezes a columna mercuiial em muitas fracções, que formam outros tantos Índi- 

 ces, sendo então necessário para restabelecer a integridade da columna, sub- 



' Tiaiíe de pathulogie interne, t. l"', pag. 70. — Paris, 186i). 



