BE TIIURMOMETRIA CLINICA 33 



mctlor o Ihermomctro ao movimento do rotação rentrifuga; demais, a escala 

 tliermomctrica, sufficiente para os usos ordinários da clinica, é pequena para 

 todos os casos. 



O thermometro adoptado, segundo diz o sr. dr. Anfrun ', pela escola de 

 medicina de Paris, e ao qual elle dá a preferencia, é de álcool, recto, de reser- 

 vatório cylindrico e com a escala dividida em quintos de grau. Possuímos um 

 d'estes thermometros ; tem 14 '/a centimetros de comprimento e 5 millimetros 

 de diâmetro, é bastante sensível e solido, e com a escala medindo de 27° a 50°; 

 mas é de difficil leitura, e a columna mercurial quebra-se frequentemente, indo 

 a fracção de mercúrio occupar a ampola superior, sendo por isso preciso sujei- 

 tar o instrumento á rotação centrífuga. 



Ha dois thermometros que trazem o nome de Celsius (escala centesimal), 

 um curvo e outro recto; são os mais perfeitos, de que temos feito uso em as 

 nossas explorações therraicas; são de mercúrio, reservatório cylindrico, de lei- 

 tura facílima, de escala extensa, muito sensíveis e sólidos; são porém mais vo- 

 lumosos do que os pequenos thermometros, que temos descripto, mas ainda fa- 

 cilmente portáteis, sobre tudo o recto. 



O thermometro curvo de Celsius consta de dois ramos, tendo o ramo ver- 

 tical a escala que se estende de 0° a 53° c, com divisões muito distinctas de 

 quintos de grau, podendo-se apreciar approximadamente décimos de grau. 



O thermometro recto de Celsius, que comprámos em 1864 em S. Peters- 

 burgo, é mais pequeno do que o ramo vertical do thermometro curvo e o seu 

 diâmetro metade do d'este, sendo a escala, que comprehende o espaço de 22° 

 a 45°,4, dividida mui claramente em décimos de grau. É a este thermometro 

 que damos a preferencia pela sua sensibilidade, precisão, fácil leitura e conser- 

 vação; de emprego quotidiano em o nosso serviço clinico do hospital, ainda não 

 experimentou até hoje a menor alteração. 



Conhecemos mais dois thermometros de Celsius, ambos rectos, construí- 

 dos por Leyser, de Leipzig. Um, que temos já empregado em muitos doentes, 

 marca quintos de grau desde 20° até 46°,4; a escala toda estende-se de O a 

 46°,4, mas de O até 20° os graus não são subdivididos em fracções. Este ther- 

 mometro tem de comprimento 20 V2 centímetros e de diâmetro 12 millimetros; 

 o reservatório é espheríco, como aconselha o dr. Wunderlích, de Leipzig, tendo 

 de diâmetro 8 millimetros. O outro thermometro diflere d'este em ser mais com- 

 prido, ter reservatório cylindrico e marcar décimos de grau desde 0. São am- 

 bos muito sensíveis; mas preferimos o que comprámos em S. Petersburgo 



• De la valeur diagnostique et pronostique de la tempêrature et du poiãs, pag. 5. 

 -Paris. 1868. 

 MEM. DA AGAD. — 1.^ CL.\SSE. T. IV, P. II. 5 



