DE THERMOMETRIA CLINICA 37 



Se O doente c muito magro e se suspeita que o reservatório do tliermome- 

 li'0 não fica em contacto com as paredes da axilia, aconsciiiam alguns ojjservado- 

 res que se envolva aquella parte do instrumento em algodão ou outra substan- 

 cia. Raramente será necessário empregar este meio auxiliar. O sr. Fouqué cos- 

 tuma circumdar o resei'vatorio e a parte contigua da haste do thermometro de 

 um tríplice envolucro de panno para impedir a irradiação '; é precaução inútil, 

 e por isso não a vemos seguida por nenhum outro observador, além de que é 

 conveniente, como dissemos, que o reservatório oflereça pequeno volume. 



Não é condição essencial que o doente esteja deitado para se lhe tomar a 

 temperatura ; em qualquer posição se pôde fazer a observação, com tanto que 

 o thermometro seja convenientemente applicado e se faça bem a sua leitura; 

 ha mesmo doentes que não podem estar deitados, e n'elles só sentados, recos- 

 tados ou inclinados para diante, se poderá fazer a medição thermica. Mas, em 

 geral, a melhor posição é a que descrevemos. 



Para determinar a temperatura parcial ou de qualquer parte que não forme 

 cavidade, colloca-se de prancha sobre ella o reservatório do thermometro ; acon- 

 selha-se que se cubra a parte livre do reservatório com algodão ou compressas 

 de panno para evitar ou diminuir a irradiação caloriíica "^. Temos seguido um e 

 outro processo. 



Applicado, convenientemente, o thermometro, não se deve proceder logo 

 á sua leitura, porque não indica ainda a temperatura animal. O preceito geral 

 é, notar a temperatura só depois de haver a columna thermometrica completado 

 a sua ascensão ou attingido a máxima altura; é então que o instrumento marca a 

 verdadeira temperatura. Deve pois o observador empregar todo o cuidado na 

 observância deste preceito, que é essencial. 



Para que o thermometro chegue ao ponto fixo, ao mais alto grau, a que 

 o pôde elevar a temperatura animal, é preciso mais ou menos tempo ; em ge- 

 ral 13 minutos são sufficientes para se conseguir este resultado. De Haen sup- 

 punha que bastavam 77^ minutos, e juntava á temperatura, indicada pelo ther- 

 mometro, 1 ou 2 graus de Fah., por julgar que esta seria a differença pai'a a 

 temperatura interna. Não tinha razão. Muito mais tarde (1831) o dr. Bãrens- 

 prung acrescentou 2 décimos de grau ás temperaturas achadas para compensar 

 os desvios para menos, e julgou necessária a permanência do thermometro na 

 axilia por espaço de meia hora. É excesso de precaução. O dr. Jaccoud deixa 

 o thermometro em posição por espaço de 20 minutos ^. 



Segundo o dr. Duelos, quando o liquido do thermometro tem estacionado 



' De Vemploi du tliermomètre en médecine. — Paris, 1858. 



* Compendium de médecine pratique, t. viii. 



' Leçons de clinique médicale, pag. 24. — Paris, 1867. 



