( 327 ) 

 quartz parallèle. En ajoutant alors du côté de l'analyseur un compensa- 

 teur, dont le réticule est remplacé par une fente étroite pratiquée sur une 

 lame de verre argenté, les franges du spectre seront mobiles, avec le coin- 

 pensateur, et l'on pourra se servir de cet appareil, comme dans le c;is delà 

 lumière homogène. La lame de verre trempé était mobile, counne dans les 

 premières expériences, perpendiculairement à la direction de la lumière, 

 et à 2 ou 3 millimètres seulement en avant du compensateur. Le 

 spectroscope était à vision directe. On en avait supprimé le tube portant la 

 fente, tout en conservant la lentille collimatrice. 



» Dans ces circonstances, lorsque la lame de verre se déplace, on voit 

 les franges courir toutes dans le même sens, puis s'arrêter au moment où 

 le milieu de la lame passe devant la fente, pour se mouvoir ensuite en sens 

 inverse. 



» La précision des mesures fut augmentée en recouvrant la moitié de la 



fente par un mica environ pour le jaune. On obtient alors deux spectres 



superposés, tous deux cannelés, mais à bandes alternées. Il était dés lors 

 facile d'établir la coïncidence entre les franges noires de l'un et les raies, 

 devenues visibles, de l'autre. 



» Le spectre, toutefois, ne présente pas, dans ces circonstances, la sim- 

 plicité que l'on doit attendre. Au moment où le polariseur et l'analyseur 

 sont orientés de manière à éteindre presque complètement la lumière, le 

 spectre apparaît encore, sillonné d'un très-grand nombre de franges noires. 

 Jj'appareil étant complètement monté, ces franges apparaissaient de nou- 

 veau, mais au voisinage seulement des franges noires larges, que seules on 

 devait obtenir. L'expérience, comme la théorie, montre que ce phéno- 

 mène curieux provient d'un réglage imparfait des deux lames du compen- 

 sateur. Dans le cas actuel, on peut le représenter par la formule 



I = cos^'a suj' t: h- sm* a cos'- — : — » 



A A 



â, ô, étant les deux différences introduites par chacune des lames du com- 

 pensateur, 90° — a étant l'angle très-petit dont il faudrait faire tourner 

 l'une des lames pour achever le réglage. 



» En reproduisant le premier de ces deux phénomènes, au moyen de 

 deux lames de gypse de même épaisseur, dont l'une était mobile par rap- 

 port à l'autre, je suis parvenu à montrer que l'on peut, en cherchant à faire 

 disparaître les franges, réjjondre, si l'on opère dans de bonnes conditions, 



43 . 



