( 33o ) 

 ligne des axes, de sorte que, si l'on regarde à travers la lunette la fente 

 du collimateur, on la verra toujours à la même place et de la même ma- 

 nière, que le cube à réflexion soit maintenu en place ou supprimé. Tel est 

 le procédé au moyen duquel j'ai obtenu la vision directe. On voit sans 

 peine que si le rayon à sa première sortie du cube traverse au minimum 

 de déviation un certain nombre de prismes égaux et de hauteur 2h, qu'à 

 la suite on dispose convenablement le prisme à réflexion de façon à le ren- 

 voyer parallèlement à lui-même, et que du côté opposé se trouve un sys- 

 tème parfaitement symétrique, ce même rayon parti du centre reviendra 

 au centre après avoir traversé deux fois chaque prisme et en faisant par- 

 tout des angles d'incidence et d'émergence égaux, puis il continuera son 

 trajet suivant l'axe de la lunette, comme dans le cas précédent. Les bases 

 du rectangle décrit seront devenues des lignes brisées dont les diverses 

 parties seront parallèles deux à deux. 



.) Sans entrer dans des détails de construction qu'il serait difficile d'ex- 

 poser sans figures, il suffira de dire que le nouveau spectroscope se com- 

 pose d'une partie centrale absolument fixe, et de deux systèmes mobiles 

 exactement symétriques, par rapport au plan passant par la fente et la 

 ligne des axes. Chaque système est lui-même composé d'un certain nombre 

 de plaques métalliques reliées l'une à l'autre par des charnières dont les 

 axes sont équidistants, parallèles entre eux et à la fente. Sur ces plaques 

 sont fixés les prismes dont les arêtes sont parallèles aux axes des charnières. 

 Enfin les'deux systèmes peuvent tourner autour de deux axes fixes, paral- 

 lèles aussi à la fente, situés à égale distance du plan de symétrie vers les 

 arêtes du cube central. Les mouvements des différentes parties du même 

 système sont rendus solidaires à l'aide de petits leviers formant parallélo- 

 gramme. Les mouvements des deux systèmes sont eux-mêmes rendus soli- 

 daires au moyen de deux bras égaux s'articulanl par une de leurs extré- 

 mités en deux points symétriques des systèmes mobiles, et par l'autre 

 extrémité à un pivot commun fixé sur une coulisse. Cette coulisse en- 

 traînée par une vis de rappel se meut longitudinalement, de façon que le 

 pivot se trouve toujours dans le plan de la fente et de la ligne des axes. Si 

 l'instrument ainsi construit est dirigé vers le Soleil, on n'a qu'à tourner la 

 vis de rappel pour voir passer dans le champ de la lunette tout le spectre 

 solaire. En notant le nombre de tours et les fractions de tour que la vis a 

 dû faire pour amener une raie quelconque sur une croisée de fils placée 

 dans l'oculaire, la position de cette raie est déterminée avec toute la pré- 

 cision désirable. 



