( 35i ) 



et celle de la balance hydrostatique, tandis que les antres donnent des ré- 

 sultats seulement approximatifs, comme l'aréomètre de TNicholson et la 

 balance de Jolly. De ces deux derniers instruments, le premier présente 

 des inconvénients pour l'observation, elle second, à cause de son volume, 

 ne peut servir en voyage. 



M I/appareil dont je vais donner la description, tout en ne fournissant 

 que des résultats a|)prochés, remplit parfaitement toutes les conditions d'un 

 instrument pratique et de voyage en même temps. De plus, comme il est 

 nécessaire pour son emploi d'avoir une petite balance avec des poids, le 

 minéralogiste voyageur peut avoir à sa disposition de quoi faire en même 

 temps des analyses quantitatives. 



» L'appareil à densité se compose d'un réservoir en verre cylindrique, de 

 la capacité de 5 centimètres cubes environ, fermé, comme dans les fl;icons 

 à densité ordinaires, par un bouchon percé portant un trait à l'extrémité 

 de sa tige; ce réservoir est sondé à un tube ayant environ 4 millimètres de 

 diamètre intérieur et une longueur de 25 centimètres. Ce tube fiiit avec 

 le réservoir un angle de 45 degrés; il est divisé en cinquantièmes de centi- 

 mètre cube, avec une capacité de 3 centimètres cubes environ. Le zéro 

 de l'appareil est sensiblement sur la ligne horizontale, aboutissant au trait 

 de la tige du bouchon, quand on tient le tube dans une position verticale. 

 PoiM' prendre une densité, on commence par peser le minéral, réduit au- 

 tant que possible en petits fragments uniformes, sur une petite balance à 

 main, sensible à 5 milligrammes. On prend de 2 à 3 grammes, si c'est pos- 

 sible, surtout pour les substances très-denses. L'appareil est ensuite renqili 

 d'eau jusque près de l'orifice de l'ouverture du réservoir, en ayant soin 

 de tenir ce dernier dans wnc position verticale; on bouche avec soin et l'on 

 place le doigt à l'extrémité de la lige du bouchon, j)oin' empêcher le liquide 

 de sortir quand on place à son tour le tube gradué dans une position 

 verticale; on ouvre alors graduellement l'ouverture de la tige, de manière 

 à faire venir le liquide du vésevwoiv jusqu'au Irait marqué, et l'on observe sur 

 le tube gradué la hauteur du liquide. Avec un peu de tâtonnement, en 

 épongeant avec du papier à fdtre l'eau qui sort du bouchon, on p,eut arri- 

 ver à mettre le liquide juste au zéro; mais ce moyen est inutile, pourvu 

 qu'on soit très-près de ce point et qu'on note exactement la division ser- 

 vant de point de départ. Cela fait, on incline de nouveau l'appareil poin- 

 le remettre d;ins la première position, on eidève avec soin le bouchon sans 

 y laisser de liquide, et l'on introduit dans le réservoir le minéral pesé; on 

 referme l'appareil avec les mêmes précautions , on le redresse et on lit 



46.. 



