( 663 ) 

 d'une lame de quartz mince, parallèle à l'axe, d'inie épaisseur dite d'une 

 (Icini-onde (' ). 



» On peut loujoiu's placer ce diaphragme. Les appareils de polarisation 

 portent généralement, dans leur agencement, soit une lunette, soil une 

 loupe; on s'en servira alors pour viser le diaphragme. Dans le cas contraire, 

 il suffit de placer devant l'appareil une petite lunette auxiliaire. 



» Le bord intérieur de cette lame sépare les deux demi-disques et pro- 

 duit une direction bien tranchée. 



M Je suppose qu'il s'agisse de fixer un Nicol, de façon que sa section prin- 

 cipale fasse un angle (U'erminé quelconque avec certaines pièces, fils réli- 

 culaires, etc. Je ramène le pioblème à placer le bord de la lame dans la 

 position que l'on désire, et, comme c'est une ligne parfaitement déterminée, 

 les moyens optiques et mécaniques ne manquent pas. 



I) Je règle ensuite les Niçois par rapport à la lame ; jjour cela, je place le 

 polariseurdc façon que sa section soit, à peu près, dans la direction voulue 

 et je tourne l'analyseur de quelques degrés, à droite et à gauche, en oscil- 

 lant; il se présentera deux cas : 



» 1° Si cette section est, par hns inl, exactement dans la position voulue, 

 on passera de l'extinction partielle à l'extinction totale graduellement et 

 l'on n'apercevra auciuie différence d'intensité, entre chacun des deux demi- 

 disques, dans aucune position de l'analyseur. 



)i 2° Si la section du polariseur n'est pas rigoureusement à sa place, si 

 elle fait, avec la ligne de séparation, un angle même excessivement faible, 

 on trouvera des différences variables entre les deux demi-disques. 



» On arrêtera l'analyseur dans une position voisine de l'extinction to- 

 tale et l'on verra un demi-disque plus foncé que l'autre; on tournera alors 

 le polariseur peu à peu jusqu'à ce que l'on établisse l'égalité de tons: ce 

 sera la position cherchée; on vérifiera en tournant alors l'analyseur, et l'on 

 devra trouver les deux demi-disques parfaitement égaux en intensité, celte 

 intensité variant avec la rotation de l'analyseur. On repère la position du 

 j)olariseur; puis, pour déterminer ensuite celle de la section de l'analyseur, 

 on déplace légèrement le polariseur de i degré et demi environ, ce qui 

 détruit l'égalité de tons; on la rétablit ensuite par l'analyseur. La section 

 principale de celui-ci se trouve à 90 degrés exactement de cette dernière 

 position. 



M Cette méthode peut aussi servir à déterminer la section principale des 



(' ) Coiiinie dans le polarimèlre Laurent. 



