( 774 ) 



M. A. Gaiffe présente à l'Académie, par l'entremise de M. du Moncel, 

 un appareil au moyen duquel on peut déterminer immédiatement, et par 

 une simple lecture, la force électromotrice d'un générateur électrique 

 quelconque. 



Cet appareil est fondé sur la méthode de mesure des forces électro- 

 motrices de Fechner, et les mesures sont lues en unités électriques de 

 l'Association britannique, c'est-à-dire en volts. Le volt, comme on le sait, 

 représente lo^ unités absolues électromagnétiques de force électromo- 

 trice, et équivaut matériellement aux neuf-dixièmes environ de la force 

 électromotrice d'un élément Daniell, soit à 0,9268, la force de cet élé- 

 ment étant I. 



Pour obtenir ce résultat, M. Gaiffe emploie, non-seulement un mul- 

 tiplicateur galvanométrique très-résistant, mais encore un petit rhéostat 

 qui, en introduisant dans le circuit des résistances plus ou moins grandes, 

 permettent d'approprier l'instrument à des mesures très-différentes de 

 forces électromotriccs, bien qu'en employant toujours, pour la lecture, 

 la même échelle divisée; on sait seulement qu'en introduisant (elle ou telle 

 résistance on divise ou l'on multiplie, dans un rapport marqué sur les 

 contacts du rhéostat, la force électromotrice indiquée par l'aiguille gal- 

 vanométrique. 



La division du cadran du galvanomètre a été l'opération la plus dé- 

 licale à effectuer, mais M. Gaiffe y est parvenu avec une certaine précision 

 en opérant ces divisions à l'aide d'une machine à diviser munie d'un mi- 

 croscope, et en faisant varier la force électromotrice servant d'étalon de- 

 puis ~ jusqu'à 3o volls, d'après les moyens indiqués par l'Association 

 britannique. Naturellement ces divisions sont toutes inégalement espacées; 

 mais elles peuvent être lues facilement, et comme les résistances du rhéo- 

 stat sont calculées de manière à fournir des évaluations simples, dix fois 

 moindres, ou cinq fois plus grandes, il suffit de multiplier par 0,1, i et 

 5 le nombre de divisions indiqué par l'aiguille pour connaître immédia- 

 tement la force électromofrice du générateur que l'on expérimente et qui 

 peut, avec l'appareil de M. Gaiffe, varier en force électromotrice depuis ^j 

 de volt jusqu'à i5o volts. Nalurellemeiit, dans ces estimations, on ne tient 

 pas compte de la résistance du générateur; mais, dans les cas ordinaires, 

 l'intervention de celte résistance ne fait pas varier les résultats obtenus 

 d'une manière sensible, et, pour une variation de cette résistance de zéro à 

 3o ohms, l'erreur est moindre que j^. Or les cas sont rares où l'on a besoin 

 de résultats plus approchés. 



