84 Referate. XXIV, 1. 



Smitli, C. F. H., Eine verbesserte Form des Refrakto- 

 meters (Zeitschr. f. Krist. Bd. XLII, 1906, p. 232 — 235 

 m. 2 Figg.). 

 Die Verbesserung besteht in einer Vereinfachung der Korrektions- 

 linse , welche das ursprünglich sphärische Gebiet , innerhalb dessen 

 die Grenzen der Totalreflexion scharf erscheinen, in ein ebenes um- 

 wandelt. Dadurch wird es möglich, unter Umgehung von Teilkreisen 

 an einer ebenen Skala diese Grenze und damit auch den Brechungs- 

 exponenten unmittelbar abzulesen. Der Verf. gibt an, daß bei einem 

 Durchmesser der Halbkugel von 1 cm und bei einem Brechungs- 

 exponenten der Glassorte von 1*7938 (für die D-Linie) eine Konvex- 

 linse aus Crownglas mit einer Brennweite von 13 mm die befriedi- 

 gendsten Resultate ergibt und mit ihrer stärker gekrümmten Seite 

 nahezu in Berühnmg mit der Halbkugel gebracht werden muß. Das 

 Instrument ist verwendbar für Brechungsexponenten von 1'41 bis 1'76. 



E. Sommerfeldt {Tühingen). 



Lincio, G., Das neue Lei tz sehe mineralogische Mikro- 

 skopmodell A (Neues Jahrb. f. Mineral., Geol. u. Paläont. 

 Beil. Bd. XVIII, 1906, p. 163—186 m. 10 Figg. u. 6 Ste- 

 reoskop. Tfln.). 

 Der Verf. liefert eine äußerst eingehende Beschreibung des 

 mineralogischen Mikroskopes, welches die LEiTzsche Werkstätte aus- 

 gearbeitet hat. An dem Instrument ist hervorzuheben : die bequeme 

 Justier- und Arretiervorrichtung des Polarisators, die gegenüber den 

 früheren Konstruktionen verbesserte Feineinstellung, die gleichfalls 

 verbesserte Umlegevorrichtung zur Horizontal- und Schrägestellung 

 des Tubus. 



Auf die Verbindung des Instruments mit mikrophotographischen 

 Apparaten ist besondere Rücksicht genommen, auch wird beschrieben, 

 wie man stereoskopisch wirkende Mikrophotographien mit dem Instru- 

 ment ausführen kann. Das hierbei angewandte Verfahren entspricht 

 dem im vor. Ref. bereits beschriebenen. Die sechs beigefügten stereo- 

 skopischen Tafeln stellen teils Proben von Mikrophotographien, teils 

 von Aufnahmen mit schwächerer Vergrößerung an mineralogisch in- 

 struktiven Beispielen dar und zeigen die hohe Leistungsfähigkeit so- 

 wie die vielseitige Anwendbarkeit des neuen Instruments. 



E. Sommerfeldt {Tübingen). 



