16 Siedentopf: Dunkelfeldbeleuchtung und Ultramikroskopie. XXIV, 1. 



diesen besonderen Zweck der Siclitbarmacliimg lebender Bakterien 

 bisher meines Wissens nicht prägnant genug empfohlene spezielle 

 Dunkelfeldbeleuchtung mittels Immersionskondensor setzt als 

 Akzessorium nur die oben beschriebene Blende voraus, die zum ge- 

 ringen Preise^ herstellbar ist. 



Nach dieser Methode der Blende unter dem Immersionskondensor 

 ist es leicht , die lebenden Bakterien in Kürze aufzufinden , die man 

 sonst bei der Abbildung dunkel auf hellem Grunde oft stundenlang 

 suchen mußte und es ist zu hoffen, daß sich dieses einfache Ver- 

 fahren bald allgemein einbürgern wird. 



Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß der früher 

 empfohlene Spiegelkondensor ^ mitParaboloidfläche, das Spiegelprisma'' 

 von CoTTON und Mouton und der neuerdings von Reichert* emp- 

 fohlene Spiegelkondensor sich auch für die Sichtbarmachung der 

 lebenden Bakterien bei Anwendung von Bogen- oder Sonnenlicht 

 eignen. Da man aber mit der oben beschriebenen einfachen Ein- 

 richtung der Einlegblende im Immersionskondensor dasselbe fast 

 ebensogut erreicht, so kann man von den oft teuereren Spiegel- 

 kondensoreu in vielen Fällen absehen. 



Wie bereits ausdrücklich bemerkt, ist es vollkommen unnötig, 

 die Untersuchungen mit den Immersionskondensoren etwa bei elek- 

 trischem Bogenlicht zu machen ; wenn man aber dennoch etwa mit 

 Hilfe einer Projektionseinrichtung das Bakterienbild bei Bogenlicht 

 zu betrachten wünscht , so empfiehlt sich , vor die Bogenlampe eine 

 der für die Projektion benutzten Beleuchtungslinseu zu setzen und 

 mit dieser den Krater der Bogenlampe auf dem planen Mikroskop- 

 spiegel abzubilden , aber so , daß dieser vollkommen mit weißem 

 Liclit bedeckt wird. Die übrige Dunkelfeldbeleuchtung bleibt dieselbe 

 wie bei der oben gegebenen Beschreibung. Der Abstand des Mikro- 

 skops von der Linse soll etwa 80 cm betragen. Damit das Licht 

 von der Bogenlampe passend schräg nach unten fällt, was bei ver- 

 tikalem Mikroskopstativ notwendig ist , muß man die Beleuchtungs- 

 linse etwas nach unten rücken. Zur Abhaltung zu großer Wärme 

 ist es empfehlenswert, eine Wasserkammer zwischen Linse und 



^) Bei Zeiss, Jena, Mark 1,50, nebst genauer Gebrauchsanweisung. 

 ^) Siedentopf, H., Berliner klin. Wochenschr. 1904, No. 32. 

 ä) CoTTON, A. , u. Mouton, H. , Les Ultramicroscopes et les objets 

 ultramicroscopiques, Paris 1906. 



*) Reichert, C, Österr. Chemiker- Zeitung, Bd. X, 1907, p. 5— 7. 



