XXIV, 1. Siedentopf: Dunkelfeldbeleuchtung und Ultramikroskopie. 15 



sionskondensoren von der num. Apertur 1*4 die stärksten Trocken- 

 systeme wie Acliromat F^ oder noch besser Apochromat 3 mm von 

 Zeiss zu benutzen sind. Man erkennt die Immersionskondensoren 

 von höherer Apertur als 1 daran, daß man den Kondensor aus der 

 Schiebhülse herausnimmt, mit der Frontlinse gegen den Himmel 

 richtet und im Abstände der deutlichen Sehweite auf die etwa 30 mm 

 große Hinterlinse schaut. Daselbst erscheint bei Iramersionskonden- 

 soren nur in der Mitte Licht, umgeben von einem relativ breiten, 

 dunklen Ringe. Dies rührt daher, daß von vorn nur Büschel von 

 einer Apertur , kleiner als 1 aus Luft auf die Frontlinse fallen, die 

 nur einen beschränkten Lichtkreis in der hinteren Brennebene des 

 Immersionskondensors liefern können. 



Der Kondensor ist vollständig nach oben zu kurbeln , so daß 

 er mit der Tischfläche des Mikroskops etwa abschneidet. Die plane 

 Seite des Mikroskopspiegels muß gleichmäßig mit weißem Licht 

 vollkommen erfüllt sein. Der Objektträger von mittlerer Dicke 

 (l'O bis 1*5 mm) wird mittelst Zedernholzöl blasenfrei aufgelegt. 

 Vergisst man die Immersion zwischen Objektträger und Kondensor 

 herzustellen, so erleiden die sämtlichen beleuchtenden Strahlen an 

 der oberen Plaufläche des Kondensors Totalreflexion, und das Objekt 

 bleibt überhaupt unbeleuchtet. Das Objekt muß in Wasser oder 

 einer anderen Flüssigkeit von höherem Brechungsexponenten als 1 

 liegen, es darf sich also nicht in Luft befinden, und ist außerdem 

 mit möglichs reinen Deckgläschen zu bedecken. Die beleuchtenden 

 Strahlenbüschel von höherer num. Apertur als 1 werden jetzt an 

 der oberen Deckglasseite, wenn sie an Luft grenzt, total reflektiert. 

 Büschel von geringerer Apertur als 1 treten gar nicht in den Kon- 

 densor , sondern werden durch dessen zentrale Blende abgehalten. 

 Beobachtet man, wie es für Bakterien wünschenswert ist, mit einem 

 starken Trockensystem, so erscheinen alle Objekte im Präparat 

 infolge der an ihnen abgebeugten Lichtstrahlen, welche allein die 

 Abbildung bewirken, hell auf dunklem Grunde. Immersions- 

 objektive sind nicht anwendbar, weil die Totalreflexion am Deck- 

 glas nicht eintreten würde. Man könnte zwar die Immersions- 

 objektive auf eine Apertur kleiner als 1 abblenden; doch verliert 

 man dann ihr höheres Auflösungsvermögen. 



Diese im Prinzip nicht neue (Gebhardt, Troester*), aber für 



1) Gebhardt, W., Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. , Bd. XV, 1898, p. 289 

 bis 299; Troester, C, loc cit. 



