XXIV,2. Sied en t opf : Paraboloid- Kondensor. 105 



höher, so daß man sich meist mit mittelstarken Systemen von 7 bis 4 mm 

 Brennweite begnügen kann : auch das ermöglicht eine größere Seh- 

 tiefe und ausgedehnteres Gesichtsfeld, als wenn man mit den stärk- 

 sten kurzbrennweitigen Objektiven zu suchen gezwungen ist. 



Diesen Vorzügen der Dunkelfeldbeleuchtung steht der Nachteil 

 gegenüber, daß man auf die Reinheit der Präparate viel mehr zu 

 achten hat. Denn außer vielem unbekannten Detail enthüllt die 

 Methode auch alle Oberlläehenfehler der Deckgläser und Objekt- 

 träger und die Unreinlichkeiten in der zu untersuchenden Substanz. 

 Freilich ist das kein ernster Nachteil, auch beim gewöhnlichen Mikro- 

 skopieren soll man die nötige Sorgfalt in der Anfertigung reiner 

 Präparate nicht außer acht lassen. Eine der Dunkelfeldbeleuchtung 

 spezifische Störung entsteht aber durch den ultramikroskopischen 

 Staub der Luft und es erfordert schon besondere Achtsamkeit, sich 

 davon möglichst frei zu machen. Die Wirkung dieses überall vor- 

 handenen, feinsten Staubes tritt besonders deutlich in Erscheinung, 

 wenn man ein sonst sehr gutes und reines Präparat etwa eine halbe 

 Stunde lang unter dem Mikroskop bei Dunkelfeldbeleuchtung stehen 

 läßt. Dann hat sich auf das vorher gut gereinigt gewesene Deck- 

 glas bereits so viel von diesem Staub gelegt, daß durch seine ver- 

 schleiernde Wirkung die Dunkelfeldbeleuchtung meist verdorben ist. 

 Durcli vorsichtiges Abstäuben oder Abschwemmen von der Ober- 

 fläche des Deckglases läßt sich dieser störende Staub meist leicht 

 beseitigen. 



Für die Sichtbarmachung lebender Bakterien kommt die von 

 mir in Gemeinschaft mit R. Zsigmondy ausgearbeitete , besondere 

 ultramikroskopische Methode nicht in Betracht. Dieselbe hat wesent- 

 lich Bedeutung für die Untersuchung von kolloidalen, flüssigen und 

 festen Lösungen oder zur Feststellung feinster Trübungen bei Präzi- 

 pitinen u. dgl. Dagegen ist die ultramikroskopische Methode der 

 Abbleudung an der Frontlinse des Objektivs in Verbindimg mit dem 

 Wechselkondensor von Zeiss^ hierfür geeignet. Ihr Vorzug besteht 

 darin, die Anwendung der stärksten Immersionsobjektive zu gestatten, 

 ihr Nachteil in dem starken Hervortreten farbiger Diff'raktionssäume. 



Eine andere, äußerst einfache Dunkelfeldbeleuchtung ^ verlangt 

 nur das Einlegen einer Blende von 24 mm Durchmesser unter dem 

 Immersionskondensor von 1*4 num. Apertur. Der Objektträger wird 



1) Siedentopf, H., Journ. Roy. Micr. Soc. (1903), p. 573—578. 



2) Siedentopf, H., Zeitschr. f. wiss. Mikr. Bd. XXIV, 1907, p. 13—20. 



