106 Siedentopf: Paraboloid -Kondensor. XXIV, 2, 



hierbei durch Zedernholzöl mit dem Kondensor verbunden. Infolge 

 der Totalreflexion am Deckglase tritt bei Anwendung von Trocken- 

 systemen eine sehr brauchbare Duukelfeldbeleuchtung ein. 



In der allgemeinen Leistungsfähigkeit, wie auch im Preise 

 zwischen diesen beiden Anordnungen steht die recht eigentlich für 

 die Untersuchung kleinster, lebender Bakterien (wenn auch natürlich 

 nicht allein hierfür) geeignete Methode der Dunkelfeldbeleuchtung 

 mittels Paraboloid -Kondensor von Zeiss (Preis 40 Mk.). Die Methode 

 ist schon früher angegeben^ und verwendet worden. 



Von Wenham und Stephenson ist bereits noch viel früher ein 

 solches Paraboloid angegeben. Die Wirkung wurde aber nicht recht 

 erkannt, indem fälschlich angenommen wurde, daß durch die Total- 

 reflexion am Deckglase eine Beleuchtung von oben her stattfände 

 und hierdurch das Objekt sichtbar würde. Zu jenen Zeiten war 

 eben von Beugung des Lichtes an mikroskopischen und ultramikro- 

 skopischen Objekten noch nichts bekannt. Von C. Reichert (Österr. 

 Chem. Zeitg. Jg. X, 1907, p. 5 — 7) ist die Paraboloidfläche durch 

 eine sphärische ersetzt. Infolge des großen Astigmatismus entsteht 

 dadurch eine erhebliche Helligkeitsverminderung gegenüber dem 

 Paraboloide. 



Ich habe neuerdings dafür Sorge getragen, daß diese Para- 

 boloide in einer wesentlich gegen früher verbesserte Form her- 

 gestellt werden, wodurch ihre Leistungsfähigkeit erheblich gestiegen 

 ist. Der Paraboloid- Kondensor läßt sich an jedem Mikroskop ohne 

 weiteres anbringen, welches eine Kondensor-Schiebhülse von üblicher 

 Weite (36 '8 mm) besitzt. Er wird an Stelle des Kondensors soweit 

 eingeschoben, bis seine Oberfläche ungefähr in Tischhöhe liegt. 

 Hierauf wird mit Zederuholzöl eine möglichst blasenfreie Verbin- 

 dung zwischen der Unterseite des Objektträgers (von 1"0 bis 1'5 mm 

 Dicke) und dem Kondensor hergestellt. Der Kondeusortrieb wird 

 zur Regulierung der Beleuchtung nicht betätigt. Die beleuchtenden 

 Strahlen haben eine numerische Apertur von etwa 1*1 bis 1*4; sie 

 werden an der Oberfläche des Deckglases total reflektiert, wenn sich 

 Luft darüber befindet. Gegenüber der einfachen Abbiendung im 

 Immersionskondensor besitzt das Paraboloid den Vorteil der weitaus 

 besseren sphärischen Korrektion, aber vor allem bestehen keine 

 Farbenfehler, weil die Strahlen im Glasparaboloid durch Spiegelung, 



1) Siedentopf, H. , Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 32. — Gai- 

 DUKOv, N., Verhandl. d. D. Zoolog. Ges. (1906), p. 250—258. 



