XXIV, 2. 



Siedentopf: Paraboloid - Kondensor. 



107 



statt durch Brechung gesammelt werden. Zur Beobachtung werden 

 mittelstarke Trockensysteme benutzt ; am besten ist hier das Ob- 

 jektiv DD mit Korrektionsfassung von Zeiss. Die besten Resultate 

 werden erzielt, wenn dieses Objektiv mittels einer kleinen Zentrier- 

 vorrichtung am Tubus angeschraubt wird, denn mit Hilfe dieser 

 kann der Fokus des Paraboloids mit dem des Objektivs zusammen- 

 gebracht werden. 



Starke Kompensationsokulare (Nr. 12 oder 18) vervollständigen 

 die optische Ausrüstung. Als Lichtquellen sind nur künstliche zu 

 empfehlen: Gas- Spiritus -Glühlicht, Nernst- Licht oder am besten 

 elektrisches Bogenlicht. Mittels einer sogen. Schusterkugel, welche 

 in je 15 cm Abstand zwischen Lichtquelle und Mikroskopspiegel 



steht, wird auf letzterem ein Bild der Lichtquelle entworfen und 

 gleichzeitig für die Abhaltung schädlicher Wärme vom Präparat ge- 

 sorgt. Praktische Demonstrationen an frischem Spirochätenmaterial 

 haben die Zweckmäßigkeit dieser Methode dargetan. 



Bei Anwendung von Sonnenlicht oder von elektrischem Bogenlicht 

 und vorteilhaft unter Benutzung des früher^ angegebenen Mikroskop- 

 aufsatzes für gleichzeitige subjektive und objektive Beobachtung ist 

 die Beleuchtung mit diesem Paraboloid -Kondensor intensiv genug, 

 um die Herstellung von Momentmikrophotographien lebender Bakterien 

 zu gestatten. 



p. 325. 



1) Siedentopf, H., Zeitschr. f. Elektrochemie (1906), p. 593 und (1907), 



