XXIV, 3. Referate. 289 



Vorlesungsversuche zur subjektiven Demonstration dieser bisweilen zu 

 einer vollkommenen Fälschung des Bildes führenden mikroskopischen 

 Beugungserscheinungen gegeben. Der Verf. teilt nun mit , wie auf 

 objektivem Wege mit elektrisch beleuchteten Projektionsapparaten 

 die Verschiedenheit sichtbar gemacht werden kann , welche die 

 Struktur eines passend ausgewählten Gitters scheinbar aufweist , je- 

 nachdem Beugungen in dem bei der Abbildung wirksamen Strahlen- 

 gang zur Geltung kommen oder fortfallen. Die genauen Dimensionen 

 der zweckmäßigsten Gitter (die auch beim Universitätsraechaniker 

 Wahl in Jena käuflich sind) werden angegeben. 



E. Sommerfeldt (Tübingen). 



Reichert , C. , Über einen neuen S p i e g e 1 k o n d e n s o r zur 

 Sichtbarmachung u 1 1 r a m i k r o s k o p i s c h e r Teil- 

 chen (München, med. Wochenschr. Jahrg. LIII , 1906, 

 No. 51, p. 2531—2533 m. 5 Figg.). 

 Um die Untersuchung ultramikroskopischer Teilchen zu erleichtern 

 und zu vereinfachen, hat die Firma C. Reichert in Wien einen 

 Spiegelkondensor konstruiert, der mit Hilfe von einer Anzahl von 

 Abbildungen in dieser Arbeit beschrieben wird. Diese neue Methode 

 gründet sich auf die Beleuchtung im dunkeln Felde, bei der jedoch 

 das Objekt durch Strahlen größerer Apertur beleuchtet und durch 

 Strahlen geringerer Apertur abgebildet wird. Bei der bis jetzt ge- 

 bräuchlichen Methode nach Siedentopf ist das Verhältnis von be- 

 leuchtenden und abbildenden Büscheln umgekehrt. Die erste Methode 

 hat vor der zweiten den Vorzug größerer Ausnutzung der Lichtquelle 

 und den, daß mit jedem beliebigen Trockenobjektive ohne besondere 

 Zurichtung gearbeitet werden kann ; endlich treten auch die bei der 

 Beobachtung außerordentlich störenden Beugungsringe, die das Objekt 

 bei der Siedentopf sehen Anordnung umgeben, nicht auf. Das haupt- 

 sächlichste Hilfsmittel dieser neuen Methode ist ein Spiegelkondensor. 

 Dieser besteht aus einer Plankouvexlinse, von der der mittlere Teil 

 der gekrümmten Fläche abgeschliffen ist. Die dadurch entstandene 

 Planfläche ist genau parallel zur Planfläche der Linse , der noch 

 übrige Teil der Krümmung ist versilbert. Da zum weiteren Ver- 

 ständnisse die Abbildungen nötig sind, wird wegen des Näheren auf 

 das Original verwiesen. Da beim Gebrauche des Spiegelkondensors 

 die größte Reinlichkeit und Reinheit des Glases Grundbedingung ist, 

 so müssen besondere Objektträger und Deckgläser verwendet werden. 

 Alle Objekte können in der gewöhnlichen Weise , indem man sie 



