272 ^'- ^- Broek: Ein einfaches Mikrotom für Serienschnitte. XXIV, 3. 



jetzt die Bewegung des Objektträgers nach der anderen Seite, so 

 geschieht folgendes : 



Erst passiert der Objektträger (mit dem Objekte) das Messer, 

 sodann erreicht die Stange 15 den Stift 21 und muß haltmachen. 

 Das Ende 15 a derselben Stange wird dadurch bei der weiteren 

 Bewegung nach vorne verschoben , doch überträgt durch den Sperr- 

 kegel seine Bewegung auf das Sperrad 11 (Figg. b und c) und hier- 

 durch auf die Mikrometerschraube. Da diese , wie wir oben sahen, 

 an seinen beiden Enden fixiert, dagegen die auf dieser Schraube be- 

 festigte Hülse (9) bew^egbar ist, so wird durch die Bewegung der 

 Schraube die Hülse ein wenig nach oben verschoben und wohl ebenso- 

 viele Mikra als auf der Skala angegeben. 



Jetzt kehrt die Bewegung um, das Präparat passiert das Messer, 

 die Coupe wird abgeschnitten und nachher wiederholt sich der Kom- 

 plex von Bewegungen, wie ich es eben beschrieb, zur Herstellung 

 des nächsten Schnittes. 



Bei einiger Übung werden so, durch regelmäßiges Drehen, in 

 kurzer Zeit ganze Serien von Schnitten angefertigt. 



Um das Band der Schnitte aufzufangen, kann dem Instrumente 

 ein Band ohne P^nde (vgl. Fig. a) aufgesetzt werden, das durch 

 Drehen am Knopfe 27 (Fig. b) mit der erwünschten Schnelligkeit 

 fortbewegt wird. 



Das Messer (ich gebrauche meistens ein plan geschlitfenes Rasier- 

 messer) kommt in den zweiseitlich dem Fußstücke angeschraubten 

 Messerhälter (siehe Fig. a). 



Durch die beiden Schrauben 29 und 80 (Fig. i) , die gegen 

 die untere und obere Fläche des Messers andrücken, kann dem 

 Messer jede beliebige Stellung gegeben werden; die Neigung des 

 Messers zur Oberfläche des Präparates wird damit nach Bedarf 

 reguliert. 



Die Messerbehälter, die, wie gesagt, dem Fußstücke seitlich 

 angeschraubt sind, können nach vorne resp. nach hinten verschoben 

 werden. Der Zweck dieser Verschiebbarkeit sitzt natürlich darin, 

 daß nicht nur mit querstehendem, sondern auch mit schrägstehendem 

 Messer geschnitten werden kann, was bei Celloidineinbettung oder 

 bei besonders harten Objekten von großer Bedeutung ist. 



Schließlich sei noch die Bedeutung des Knopfes 32 (Fig. c) 

 genannt. Die Schraubenmutter, in welche die Mikrometerschraube 

 eingreift, besteht aus zwei Hälften. Dreht man den Knopf 32 (Fig. c) 

 90° um, so werden diese beiden Hälften auseinander bewegt und 



