Band XXIV. Heft 3. 



[Aus der optischen Werkstätte von C. Reichert in Wien. 



Neuerungen an Spiegelkondensoren. 



Von LIBRARY 



NEW YORK 



Oskar Ueiinstädt. 



ßOTANiCAL 

 GARDEN. 



Hierzu 7 Textabbildungen. 



Spiegelkondensoren mit veränderlicher Stempelblende. 



Das große Interesse , welches dem Spiegelkondensor der Firma 

 C. Reichert sofort nach seiner Bekanntgabe entgegengebracht wurde, 

 bekundete sich hauptsächlich dadurch , daß von wissenschaftlicher 

 Seite zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung dieses Instrumentes 

 gemacht wurden. 



So wurde auch von verschiedenen Seiten angeregt, den Spiegel- 

 kondensor so umzugestalten , daß auch mit Immersionssystemen 

 beobachtet werden könne. Diese Umgestaltung hätte in sehr ein- 

 facher Weise durch Vergrößerung der Stempelblende des gewöhn- 

 lichen Kondensors bewirkt werden können. Theoretische Betrach- 

 tungen zeigten zwar, daß diese Veränderung in bezug auf die 

 Lichtstärke der Anordnung von nachteiligem Einfluß sein mußte, da 

 das Maximum der Helligkeit eines Ultramikroskopes dann erreicht 

 Qrj,erscheint , wenn die numerische Apertur des Beobachtungsobjektives 

 ,^ ungefähr den Wert 1 besitzt.^ Auch das „Auflösungsvermögen" 



I 



l^ ^) Vom Verfasser : Spiegelkondensoren für ultramikroskopische Beob- 



achtungen (Zeitschr. f. Chemie u. Industrie der Kolloide, Jahrg. I, 1907, 

 Heft 9). 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXIV, 3. 16 



