XXIV, o. - Heimstiidt: Neuerungen an Spiegelkondensoren. 



235 



Bei der Beobachtung mit Trockenobjektiven wird der Hebel H 

 bis zum Anschlag nach rechts gedreht. Der Index des Hebels weist 

 dann auf die Marke ,, Trockenobjektive". Soll dagegen mit Immer- 

 sionssysteraen beobachtet werden, so wird der Hebel //, eventuell 

 wieder bis zum Anschlage, nach links bewegt. Sein Index nähert 

 sich der Marke „Immersionssysteme". 



Es ist bemerkenswert, daß bei dieser Anordnung das Vorhanden- 

 sein eines absolut dunklen Feldes zur Sichtbarmachung ultramikro- 

 skopischer Objekte nicht unbedingt erforderlich ist. Ein vollständig- 

 dunkles Feld ist auch schon deswegen nicht zu erreichen , weil die 

 Apertur des Kondensors höchstens ebenso groß , meistens sogar ge- 

 ringer ist, als die des Beobachtungsobjektives. Infolgedessen treten 

 fast sämtliche beleuchtende Strahlenbündel durch 

 das Objektiv und gelangen in das Auge, ohne 

 aber die Wirkung der an den ultramikrosko- 

 pischen Teilchen abgebeugten, bezw. reflektierten 

 Strahlen aufzuheben. Allerdings ermangeln die 

 auf solche Weise entstandenen Bilder der Klar- 

 heit und Brillanz, durch welche sich die bei 

 Anwendung mit Trockenobjektiven ergebenden 

 auszeichnen. Doch wird dieser Nachteil einer- 





seits wieder wettgemacht durch die größere |' 

 Helligkeit der Bilder und anderseits erleichtert ' 

 die stärkere Vergrößerung der Iramersionssysteme 

 das mikroskopische Sehen ganz bedeutend. 



Von einer „Beleuchtung im dunklen Felde" 

 kann also bei diesem ultramikroskopischen Apparat nicht mehr ge- 

 sprochen werden. Es handelt sich hierbei vielmehr um eine ring- 

 förmig schiefe Beleuchtung und die charakteristischen Merkmale, 

 welche bei einer solchen das mikroskopische Bild aufweist, zeigen 

 sich in besonders hohem Maße. Die erhebliche chromatische Differenz 

 der sphärischen Abweichung, welche die gewöhnlichen achromatischen 

 Objektive aufweisen, macht sich durch farbige Säume von ziemlicher 

 Breite sehr unangenehm bemerkbar. Dagegen zeigen Apochromate, 

 welche eine bedeutend vollkommenere chromatische Korrektion be- 

 sitzen, diesen Fehler nicht, und wenn irgend möglich, sollten beim 

 Arbeiten mit dem Kondensor C nur apochromatische Immersions- 

 objektive verwendet werden. 



Es ist überdies ein Leichtes, die Beleuchtung im dunklen Felde 

 auch bei Immersionsobjektiven herbeizuführen. Es ist zu diesem 



IG* 



