236 



Heimstädt: Neuerungen an Spiegelkondensoren. XXIV, 3. 



Zwecke nur nötig, das Beobachtungsobjektiv soweit abzublenden, 

 daß die an den Rändern der Sterapelblende vorübergehenden Strahlen 

 im Objektiv zurückgehalten werden. In sehr einfacher Weise kann 

 dies durch ein Zwischenstück (Fig. 2) geschehen, welches zwischen 

 den Rohrstutzen und die eigentliche Fassung des Objektives ein- 

 geschaltet wird. Dieses Zwischenstück trägt eine Rohrblende b von 

 erforderlicher Größe, welche die Apertur des Objektives entsprechend 

 herabsetzt, nnd kann, wenn dieses wiederum zur Untersuchung mit 



durchfallendem Licht verwendet werden soll, leicht entfernt werden. 

 Die so entstehenden Bilder sind von einer bemerkenswerten Klarheit 

 und Deutlichkeit besonders bei Verwendung von apochromatischen 

 Immersionsobjektiven, und es ist außer Frage, daß diese Einrichtung 

 bis jetzt das Vollkommenste auf dem Gebiete der Ultramikroskopie 

 darstellt. 



Die günstigste Wirkung ergibt eine Zusammenstellung von einem 

 Immersionsapochromaten , der auf die numer. Apertur 1 — 1*1 ab- 

 geblendet ist und einem Spiegelkondensor, der so abgeblendet ist. 



