XXIV, 3, Heirastädt: Neuerungen an Spiegelkondensoren. 237 



daß die inneren Strahlen der beleuchtenden Büschel eine numer. 

 Apertur von etwa Tl — 1*2 aufweisen. Die Lamellen der verstell- 

 baren Blende ragen in diesem Falle nur wenig über den Blenden- 

 boden hervor. Diese empirisch ernjittelten Abbiendungen befinden 

 sich nahezu in Übereinstimmung mit der vom Verfasser in seiner 

 oben erwähnten Abhandlung entwickelten Formel, nach welcher das 

 Maximum der Helligkeit erreicht ist , wenn das Quadrat der numer. 

 Apertur des Objektives halb so groß ist wie das Quadrat der numer. 

 Apertur des Kondensors. Diese einfache Formel gilt in aller Strenge 

 auch nur für Immersionssysteme als Beobachtungsobjektive, während 

 bei Trockenobjektiven die starke, zM'eifache Reflexion der abbilden- 

 den Randstrahlen (an der Oberfläche des Deckglases und an der 

 vorderen Fläche der Frontlinse) eigentlich berücksichtigt werden 

 müßte. Die Schwächung der Randstrahlen durch die doppelte 

 Reflexion kommt bei Anwendung von Immersionsobjektiven in Fort- 

 fall ; die Helligkeit des Bildes ist daher bedeutend größer. Bei den 

 abgeblendeten Immersionen wird außerdem die Schärfe des Bildes 

 dadurch erhöht, daß die weniger gut korrigierten Randpartien des 

 Objektives von der Bilderzeugung ausgeschlossen sind. 



Die Anwendung von homogenen Immersionen anstatt der Trocken- 

 objektive hat beim Ultramikroskop also keinesfalls eine Erhöhung des 

 Auflösungsvermögens zur Folge, den Fall ausgenommen, daß es sich 

 um Beobachtung mikroskopischer Objekte mit feinen Strukturen 

 handelt. Der Vorteil besteht hauptsächlich in einer gewissen Er- 

 leichterung des mikroskopischen Sehens , die ihre Ursachen hat in 

 der erhöhten Helligkeit und der stärkeren Vergrößerung des Bildes. 

 Bei Untersuchungen von diffizilen Objekten ist dieser Vorteil nicht 

 Iioch genug anzuschlagen. 



Weehselkondensor. 



Der Wechselkondensor (Fig. 3), dessen Konstruktion einer An- 

 regung des Herrn Paul Schmidt, erstem Assistenten am hygienischen 

 Institut in Leipzig, zu verdanken ist, ist dazu bestimmt, den schnellen 

 Übergang von der Beleuchtung im dunklen Felde zu der gewöhn- 

 lichen Beleuchtung mit durchfallendem Licht zu ermöglichen. 



Zu diesem Zwecke ist ein zweiteiliger Abbe scher Kondensor 

 von der numer. Apertur I'IO mit einem Kegelkondensor so in Ver- 

 bindung gebracht, daß durch zwei Handgriffe entweder die Stempel- 



