XXIV, 3. Heimstiidt: Neuerungen an Spiegelkondensoren. 241 



Knden etwas über die Platte A hinaus und dient als Auflage für 

 die Klemmen, welche den Kondensor in seiner Lage festhalten. 



Die Zentrierung dieser Einrichtung, welche die Bezeichnung 

 ,,Spiegelkondensor E''' trägt, wird auf dieselbe Weise wie bei der 

 vorherbeschriebenen Einrichtung vollzogen. Die Manipulationen beim 

 Gebrauch sind dieselben wie bei den Spiegelkondensorcn Ä bezw. C. 

 Wie bei diesen ist auch eine gewisse Dicke des Präparatträgers 

 vonnöten, die genau einen Millimeter betragen muß. 



Der Kondensortypus E ist lichtstärker als der vom Typus yl, 

 mit welchem er sonst, was die optische Wirksamkeit anbetrifft, voll- 

 kommen übereinstimmt. Die erhöhte Helligkeit erklärt sich aus dem 

 Umstände, daß bei dieser Konstruktion der Auflagerand für die 

 Fassung der Spiegellinse in Fortfall kommt. Ferner ist das Ab- 

 schleifen des oberen Randes zwecks Abdichtung nicht mehr nötig, 

 da die Zementscliicht, welche die Linse L in ihrer Lage hält, ein 

 Eindringen der Imniersionsflüssigkeit unmöglich macht. Die Apertur 



t/ _A^=^^ A \ a 



N, C REICHERT WICH. / '^^ \ £ 



der Spiegellinse wird also in weit vollkommenerer Weise ausgenützt 

 als bei dem Kondensor Typus Ä. 



Die in der Figur 6 im Längsschnitt und in der Figur 7 in der 

 Ansicht von oben dargestellte Konstruktion ist eine Vervollkommnung 

 des Kondensors E, welche höheren Ansprüchen genügen soll. Bei 

 dieser ist die untere Glasplatte ersetzt durch die Metallplatte D mit 

 ihren Ausläufern Z, welche wiederum den haltenden Tischklemraen 

 als Auflage dienen. Die schräg angeschliffene Platte A wird durch 

 die beiden l^eisten F gegen ihre Unterlage gepreßt. Die Platte D 

 ist in der Mitte von einer Öffnung durchbrochen, welche durch das 

 Fenster ilf, das leicht herausgeschraubt werden kann, geschlossen wird. 



Die Platte A trägt an ihrer rückwärtigen Seite zwei Hülsen 

 (Fig. 7), welche zwei kleinere Klemmen ÄT'^ aufzunehmen bestimmt sind. 

 Vermittels dieser Klemmen kann das Präparat auf dem Kondensor 

 fixiert werden. Der Vorteil dieser Einrichtung, „Spiegelkondensor i'""' 

 benannt, besteht darin, daß sie zwecks Reinigung vollständig aus- 

 einander genommen werden kann und auch gegen Zerbrechen und 

 Beschädigung durch ihre Metallfassung besser geschützt ist. 



