XXIV, 4. Gebhardt: Aus optischen und mechanischen Werkstätten I. 399 



Siedentopf, Diinkelfeldbeleuchtung und Ultramikroskopie ; diese Zeit- 

 schr. Bd. XXIV, p. 13 ff.)- 



Eine ganz wesentliche Neuerung bei dieser Art der Dnnkelfeld- 

 beleuclitung, welche sich vor anderen Beobachtungsweisen durch die 

 größere Apertur des Beleuchtungssj-stems gegenüber dem Objektiv 

 charakterisiert, wird bei Verwendung intensiver Lichtquellen seitens 

 der Zeiss scheu Werkstätte in Gestalt eines Paraboloidkondensors 

 angeboten. Von älteren Autoren (Wenham, Stephenson) abgesehen, 

 die ihn in sehr unvollkommener Ausführung und ihrem Verständnis 

 nach als eine Beleuchtung des Objektes durch Totalreflexion von 

 oben her verwendeten , ist derselbe gleichfalls eine Neueinführuug 



Siedentopf s. Aus dem seiner Veröffentlichung entnommenen Schema 

 Figur 1 ist ohne weiteres der Strahlengang ersichtlich. Die aus- 

 gezogenen Linien bedeuten die einfallenden und reflektierten, die 

 punktierten die im Objekt abgebeugten Strahlen. Die Ringkegel- 

 beleuchtung wird hier gewonnen durch Totalreflexion an einer neuer- 

 dings besonders vorteilhaft errechneten Paraboloidfläche. Die untere 

 Zentralblende besitzt Spiegelbelag, lediglich um ihre Erwärmung durch 

 die Sonne oder Bogenlampe zu verringern. Die mittelstarken und 

 starken Trockensysteme werden mit Korrektionsfassung und Zeutrier- 

 kopf am Tubus benützt. Die Beleuchtung ist mit den genannten 

 intensiven Lichtquellen hell genug, „um die Herstellung von Moment- 

 mikrophotographien lebender Bakterien zu gestatten". „Gegenüber 

 der einfachen Abbiendung im Immersionskondensor besitzt das Para- 



