XXIV, 4. Gebhardt: Aus optischen und meclianischen Werkstätten I. 401 



fläche bedingt aber durcli ihren erheblichen Astigmatismus Hellig- 

 keitsverluste. Einen ausführlichen Aufsatz über Spiegelkondensoren 

 der REicHERTSchen Werkstätte siehe diese Zeitschrift Bd. XXIV, 

 lieft 3. 



Einer Umkehrung in dem Größenverhältnis der Aperturen des 

 beleuchtenden und des Beobachtungssystems gegenüber den eben be- 

 sprochenen Arten der Dunkelfeldbeleuchtung begegnen wir bei den 

 ultramikroskopischeu Methoden. Besonders 

 deutlich ist dies bei der von Siedentopf 

 sogenannten konaxialen Anordnung der 

 Apparate (vgl. den Zeiss sehen Prospekt: 

 Ultramikroskopie für Zellen, Fasern, lebende 

 Bakterien, Blut etc.). Das Schema des 

 Strahlenganges ist hier folgendes (Fig. 2) : 

 Die auf den Spiegel des Mikroskopes auf- 

 fallenden Strahlen werden nach oben in 

 das unter dem Mikroskoptisch eingeführte 

 Beleuchtungssystem geworfen; als solches 

 wird ein Mikroskopobjektiv von geringer 

 Apertur, z. B. A mit der uumer. Apertur 

 0*2 verwendet (Fig. 2 a). Die Strahlen 

 werden im Präparat vereinigt und pflanzen 

 sich dann mit der gleichen Apertur durch 

 das Präparat hindurch in das Beobach- 

 tuugsobjektiv fort , welches selbst eine 

 höhere Apertur als das beleuchtende be- 

 sitzen muß. Man läßt sie bis auf die Hinter- 

 seite der Froutlinse des Beobachtungsobjek- 

 tivs dringen und vernichtet sie dann. Es 

 wird dies dadurch erreicht, daß die Hiuter- 

 seite der Frontlinse nicht in ihrer ganzen 



Ausdehnung eine Kugelfläche ist, sondern daß ihre Mitte nach dem 

 Vorschlage von Abbe, den numer. Aperturen bis 0*2 entsprechend, 

 plan geschliff'en und geschwärzt wird. Die auf diesen Teil der Front- 

 linse auftretfende Lichtmenge wird infolgedessen absorbiert, und in 

 das Auge des Beobachters gelangen keine das Präparat beleuchtenden 

 Strahlen, wohl aber dienen zur Beobachtung alle Strahlen, welche von 

 den Eiuzelteilchen des Präparates abgebeugt werden und eine Apertur 

 größer als 0*2 besitzen. Es ist dabei gleicligültig, ob das Beobach- 

 tungsobjektiv ein Trockensystem (Fig. 2 a) oder ein Immersionssystem 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXIV, 4. 27 



2c. 



