402 Gebhardt: Aus optischen und mechanischen Werkstätten I. XXIV, 4. 



(Fig. 2 c) ist (in der Figur sind die beleuchtenden Strahlen ausgezogen, 

 die abgebeugten zur Abbildung dienenden Strahlen gestrichelt worden). 

 Bei schwacher Vergrößerung muß wegen der geringen Apertur der 

 Beobachtungssysteme die ältere Art der Dunkelfeldbeleuchtung (Fig. 2 b) 

 (s. oben !) an Stelle der hier geschilderten angewendet werden. Als 

 Lichtquelle bei dieser letzteren verwendet man Sonnenlicht oder 

 elektrisches Bogenlicht, das Sonnenlicht unter Vermittelung eines 

 Heliostaten, die Bogenlampe so, daß durch eine Blende an der Lampe 

 mit Ansatzrohr gerade ein den Mikroskopspiegel ausfüllendes Büschel 

 herausgelassen wird. Die Verwendung einer anderen künstlichen 

 Lichtquelle ist nicht empfehlenswert. Die „sichtbarmachende Kraft" 

 hängt nur von der spezifischen Litensität der Lichtquelle ab, 

 und hierin ist die Bogenlampe den anderen künstlichen Lichtquellen 

 weit überlegen. An klaren Sommertagen wird sie darin allerdings 

 vom Sonnenlicht noch etwa lOmal übertroffen. An Stelle des ge- 

 wöhnlichen Kondensorsystems ist in die Schiebhülse des Beleuchtungs- 

 apparates ein Wechselkondensor (nach Siedentopf) einzuschieben, 

 welcher einen bequemen Übergang von der gewöhnlichen Beleuchtung 

 zur Dunkelfeldbeleuchtung ermöglicht (Fig. 3). Er umfaßt das Schieb- 

 rohr a, den dreilinsigen Kondensor />, das Spezialobjektiv für Dunkel- 

 feldbeleuchtung c und die Zentriervorrichtung für dasselbe d. Als 

 Beobachtungsobjektive müssen solche mit fester Dunkelfeldblende ver- 

 wendet werden; als solche liefert die Werkstätte regelmäßig das 

 Trockensystem Achromat D und die homogene Immersion Apochromat 

 2 mm 1"30 numer. Apertur. Durch die feste Blende an Stelle 

 einer auch wohl verwendeten von hinten in das Objektiv einführ- 

 baren sogen. Stempelblende (siehe unten bei Leitz) werden Reflexe 

 zwischen den Linsen vermieden, erfahrungsgemäß wegen Zulässigkeit 

 relativ kleinerer Blende auch Licht und endlich lästige Zentrierarbeit 

 gespart. Das Objektiv bleibt trotz der Abbiendung in den meisten 

 Fällen für die gewöhnliche Beobachtung ohne Dunkelfeldbeleuchtung 

 verwendbar. Bei der Anwendung dieser Beobachtungsweise sind im 

 einzelnen sowohl in den Veröffentlichungen des Erfinders selbst wie 

 auch in dem Prospekt der Werkstätte eine Anzahl von Einzel- 

 vorschriften und V^orsichtsmaßregeln angegeben, die in den Originalen 

 nachzulesen sind , insbesondere ist auch auf Reinhaltung der Deck- 

 gläser und Objektträger und auf Schutz derselben gegen mechanische 

 Beschädigung zu sehen. Wenn es sich um die Untersuchung von 

 Präparaten zwischen Objektträger und Deckglas auf ihre ultraraikro- 

 skopische Struktur handelt, dann ist die vorbeschriebene Einrichtung 



