390 Siedentopf: Die Vorgeschichte der Spiegelkondensoren. XXIV, 4. 



Spiegel. Von hier aus treten die weiter gesammelten Strahlen senk- 

 recht durch die eine Kathetenfläche des Prismas c und vereinigen 

 sich im Präparat b. Dieselbe Einrichtung für Dunkelfeldbeleuchtung 

 und für schiefes Licht hat 1877 Woodward (21) von neuem er- 

 funden und schließlich wurde sie gar durch Scarpa (22), als „neues 

 Ultramikroskop", das hoch einfacher sei ' als die Einrichtung von 

 CoTTON und MouTON, zum dritten Male 1905 entdeckt. 



Wenham suchte dieses Prisma auch für zweiseitige Dunkelfeld- 

 beleuchtung nutzbar zu machen, indem er auf jede Kathetenfläche a 

 (Fig. 12) eine plankonvexe Linse aufkitten ließ (23). Dieses mit 

 Linsen versehene Prisma ließ er auch in einem Stück ausführen in 



Wenham s Prisma c für Dunkelfeld 1856, wieder entdeckt von 

 J. J. Woodward 1877 und von 0. Scarpa 1905. 



Gestalt eines halben Zylinders (^), dessen Mantel nachher kugelig 

 geschliffen wurde {B). Dieser Wenham sehe Halbzylinder wurde später 

 mit Vorliebe in solchen Fällen benutzt , wo es darauf ankam , den 

 Beleuchtungswinkel genauer zu messen. Insofern kann er auch als 

 Ausgangsform für das natürlich weit vollkommenere Abbe sehe Aperto- 

 meter betrachtet werden. Wird das Wenham sehe Prisma nur halb 

 ausgeführt (Fig. 13) und auf der jetzt zur Hypotheuusenfläche ge- 

 wordenen Kathetenfläche mit einer Linse L versehen, so haben wir 

 die Form des HvoESchen Illuminators (24), die aber schon von 

 Wenham viel früher angegeben war (8). 



Für die Dunkelfeldbeleuchtung bei höheren Aperturen benutzt 

 Wenham (25) auch den von ihm angegebenen „Reflex -Illuminator", 

 der in Figur 14 wiedergegeben ist. Auf die Oberlinse des Konden- 

 sors ist ein schiefes Prisma a aufgekittet, dessen Fläche d durch 



