XXIV, 4. Siedentopf: Die Vorgeschichte der Spiegelkondensoren. 393 



Bildes bei DunkelfeUlbeleuchtiing erklärt und von englischen Mikro- 

 skopikern weist wohl zuerst Mayall (28) auf die Entstehung des- 

 selben aus abgebeugten Strahlen hin und räumte mit der alten Auf- 

 fassung Wenhams auf, daß es sich hierbei um Beleuchtung von 

 oben nach der Totalreflexion am Deckglas handele. 



Zurzeit werden die Spiegelkondensoren besonders zur bequemen 

 Sichtbarmachung kleinster lebender Bakterien mit Vorliebe benutzt. 

 Mit Hilfe des lichtstarken Paraboloidkondensors von Zeiss gelingt 

 sogar die Momentmikrophotographie (4) derselben. Der Paraboloid- 

 kondensor wird von Zeiss neuerdings auch aus Bergkristall geschliffen 

 hergestellt (Preis 60 M.), um Dunkelfeldbeleuchtung mit ultra- 

 violettem Licht unter Benutzung der von Zeiss konstruierten mikro- 

 photographischen Einrichtung für ultraviolettes Licht nach A. Köhler, 

 einem Vorschlage von P. P. von Weimarn (29) folgend, zu realisieren. 



Für die Untersuchung kolloidaler Lösungen mit Spiegelkonden- 

 soren kommen nur sehr grobe Zerteilungen in Betracht. Hierbei 

 treten jedoch durch die kräftige Adsorptionswirkung von Deckglas 

 und Objektträger störende Konzentrationsänderungen und Bildver- 

 schleierungen auf, welche ein exaktes Auszählen ziemlich unmöglich 

 machen. Mittlere und feine Kolloide habe ich wegen der Verschleierung 

 durch adsorbierte Schichten nie damit untersuchen können. Feste 

 Kolloide, wie farbige Gläser und Kristalle sind gar nicht damit zu 

 untersuchen, da sich die Dünnschliife nicht fein genug herstellen lassen, 

 ohne durch unzählige Oberflächenfehler bei DunkelfeUlbeleuchtiing das 

 ganze Bild der Ultramikronen zu überstrahlen. Ebenso bleiben bei 

 Anwendung von Spiegelkondensoren die Ultramikronen in Plasma- 

 zellen und Fasern unsichtbar, während sie nach der Methode der 

 Abbiendung an der Frontliuse des Mikroskop -Objektivs (30) in Ver- 

 bindung mit dem Spezialobjektiv zur Beleuchtung leicht hervortreten. 



Daraus folgt, daß die Spiegelkondensoren nur in sehr be- 

 schränktem Maße als Ersatz für die vollständigeren Einrichtungen 

 zur Untersuchung ultramikroskopischer Teilchen gelten können. 



1) Gaidukov, N., Ultraraikroskopiscbe Untersuchungen der Stärkekörner, 



Zellmembranen und Protoplasten (Ber. d. d. botan. Ges. Bd. XXIV, 

 1906, p. 581—590). 



2) Siedentopf, H. , On the rendering visible of ultramicroscopic particles 



and of ultramicroscopic bacteria (Journ. Roy. Micr. Soc. London. 

 1903, p. 573—578). 



