404 Gebhardt: Aus optischen und mechanischen Werkstätten I. XXIV, 4. 



Anordnung der Beleuchtungs- und Beobachtungsrichtung, sowie durch 

 die mikrometrisch veränderliche und der Sehtiefe der Beobachtungs- 

 objektive angepaßte Beleuchtungstiefe und die reichliche Dimensionie- 

 rung der Küvetten für die Flüssigkeiten die erwähnten Nachteile 

 ■beseitigt sind". Für die Untersuchung kolloidaler Substanzen, der 

 Serumlösungen, des Trinkwassers, aber auch für die Untersuchung 

 von Ultramikronen innerhalb fester Körper, Gläser und Kristalle, 

 ist die orthogonale Anordnung der Achsen nach Siedentopp und 

 •ZsiGMONDY am besten geeignet, denn die anderen Methoden würden 



hier die Anfertigung von sehr feinen Dünnschlitfeu erfordern ; deren 

 unvermeidliche Polierfehler würden wegen der Nähe der Oberfläche 

 fast jedes andere Detail im ultramikroskopischen Bilde überstrahlen. 

 Bei der Methode Siedentopf-Zsigmondy können aber die betreffenden 

 Körper in dicken Schichten zur Untersuchimg gelangen , so daß 

 die Oberfläche mit ihren störenden Einwirkungen durch tiefe Ein- 

 stellung aufs Innere unschädlich gemacht werden kann. 



Eine Beschreibung des ganzen Apparates kann hier füglich 

 unterbleiben, da die prinzipielle Anordnung seit den ersten Ver- 

 öftentlichungen der Erfinder dieselbe geblieben ist. Das optische 



