XXIV, 4. Gebhardt: Aus optischen und mechaniacben Werkstätten I. 405 



Schema wird durch Figur 4 gegeben, welche die Beugung des Lichts 

 an einem ultramikroskopischen Teilchen darstellt und in der die 

 rechtwinklige Anordnung der beleuchtenden (ausgezogen) und der 

 abgebeugten (gestrichelt) Strahlen ohne weiteres erkennbar ist. Als 

 Lichtquellen dienen nur Sonnen- oder elektrisches Bogenlicht, da es 

 auch hier nur auf die spezifische Intensität der Lichtquelle an- 

 kommt. Figur 5 gibt eine Übersicht über die ganze Apparat- 

 aufstellung. Ein Projektionsobjektiv f von 80 mm Brennweite ent- 

 wirft auf dem Spalt des sogen. „Präzisionsspaltkopfes" ein 

 scharfes Bild der Lichtquelle. Darauf folgt ein zweites Projektions- 

 objektiv von 55 mm Brennweite, das dazu dient, ein etwa fünffach 

 verkleinertes Bild des so maximal erhellten Spaltes zu entwerfen. 



A-HüU(i5Efi; JEÜA. ' 



5. 



Namentlich für quantitative Untersuchungen (Auszählen der ültra- 

 mikronen in einem bestimmten Flüssigkeitsvolumen) ist diese etwas 

 komplizierte Beleuchtungsmethode unentbehrlich. Einmal soll dadurch 

 ein meßbares, veränderliches, beleuchtetes Volumen im Präparat er- 

 zeugt werden und zweitens soll dadurch die Tiefe dieses beleuchteten 

 Volumens möglichst sorgfältig der Sehtiefe des zur Beobachtung 

 dienenden Mikroskopobjektives, in diesem Falle der Wasserimmer- 

 sion Z)*, angepaßt werden können. Dazu ist aber sowohl ein äußerst 

 subtil regulierbarer und drehbarer Spaltmechanismus, wie auch eine 

 sehr präzise Projektion desselben ins Präparat unerläßlich. Diese letzte 

 Weiterprojektion des Spaltbildes ins Präparat wird dann unter noch- 

 maliger lOfacher Verkleinerung durch ein Mikroskopobjektiv ÄA be- 

 wirkt, so daß die Gesamtverkleinerung des Spaltbildes jetzt etwa 1 : 50 



