414 Gebhardt: Aus optischen und mechanischen Werkstätten I. XXIV, 4. 



sie die gewöhnlichen Klammern darstellen, die bei vertikal gehaltener 

 Tischebene völlig unzulänglich sind. Wie die Sachen jetzt liegen, 

 bekommt der Student von dem Demonstrierenden oder aber seinem 

 Assistenten bei den Demonstrationsmikroskopen aller Werkstätten 

 das Präparat fertig nach dem oft nicht einmal normalen Auge des 

 Dozenten eingestellt in die Hand (NB. wenn es nicht seine Vorder- 

 männer wegen der unzureichenden Befestigung und dem häufig zu 

 kleinen Objekttisch bereits verschoben haben) , ja es ist sogar der 

 Tubus mittels niemals fehlenden Klemmringes gegen jede Verschiebung 

 aus Angst vor Gefährdung des Präparates noch extra festgestellt. 

 Die meist gewählten schwächereu Objektive erhöhen das Bedürfnis 

 nach einer Einstellungsmöglichkeit für den einzelnen, weil bei ihnen 

 die individuellen Refraktionsunterschiede sich stärker bei der Scharf- 

 stellung bemerkbar machen. Da würde eine eng begrenzte Fein- 

 stellung in der Säule unabhängig von der besser stets zu arretieren- 

 den Tubusschiebung eine wesentliche Förderung des Unterrichts durch 

 Erleichterung des dem Anfänger ja häufig so überaus schwer fallen- 

 den mikroskopischen Sehens bedeuten. — Interesse erweckt in dem 

 erwähnten Verzeichnis auch das für die Handhabung seitens des 

 Publikums bestimmte ,, Museumsmikroskop" (Fig. 13) für die 

 Vorführung einer ganzen Reihe von Präparaten nacheinander durch 

 einfaches Weiterdrehen einer von innen durch einen einstellbaren 

 Spiegel erleuchteten Trommel, welche in Mantellinien angeordnete 

 Auflagerflächen für die Präparate mit entsprechenden Beleuchtungs- 

 öffnungen und Einschnappvorrichtung besitzt, um das Innehalten 

 der Drehung stets an der richtigen Stelle zu bewirken. — Als Neu- 

 konstruktionen schließen sich an : Ein Mikroskop mit sehr erheblich 

 vergrößertem Objekttisch für Gehirnschnitte u. dgl., ähnlich dem 

 entsprechenden Zeiss sehen Stativ, wie ja überhaupt die Berger sehe 

 allgemeine, jetzt von allen namhaften kontinentalen Werkstätten für einen 

 Teil ihrer Stative adoptierte Anordnung des Tubusträgers und seiner 

 Bewegungen erst die hier erwünschten abnorm großen .Tischdimen- 

 sionen ermöglicht hat. Ferner ein Metall mikroskop, charak- 

 terisiert durch eine vertikale Zahn- und Triebbewegung 

 des Obj ekttisches, die bei der hier seitlich einfallenden auf die 

 genaue Höhe des Opak-Illurainators (s. oben) eingestellten Beleuchtung- 

 wichtig ist, weil sie eine erhebliche vertikale Tubusverschiebung über- 

 flüssig macht, die ihrerseits das recht umständliche Nachgehen mit 

 der Beleuchtung unerläßlich machen würde. — Auch hier wird jetzt 

 ein stereoskopisches Mikroskop nach Greenough mit Porro sehen 



