, 360 Köhler: Öwingles Einstellverfahren für d. Mikrophotographie. XXIV, 4. 



dern auch chemische Prozesse „durch die im Wasser enthaltenen 

 chemischen Faktoren bewirkte Lösung kleinster Spuren des Glases 

 und nachheriges Auskristallisiereu desselben" eine Rolle spielen. 

 Erstens habe ich gefunden, daß bei Verwendung destillierten Wassers 

 das Aufkleben nicht so absolut sicher gelingt wie bei Verwendung 

 des Leitungswassers, zweitens haben mir absichtlich grobe Versuche 

 in ihren Fehlerresultaten gezeigt, daß unter sonst gleichen Vor- 

 bedingungen — ich reinigte die Objektträger früher immer mit 

 Schwefelsäure und Alkohol — die Wasserleitungswässer verschie- 

 dener Orte, z. B. in Prag, Czernowitz, New York, eine verschiedene 

 Sicherheit des Erfolges verbürgten, ein Umstand, der sich wohl nur 

 auf die chemische Zusammensetzung dieser Wässer zurückführen läßt. 



[Eingegangen am 20. Januar 1908.] 



Swingles Einstell verfahren für die Mikrophoto- 

 graphie mit ultraviolettem Licht. 



Von 



A. Köhler 



in .Tena. 



Hierzu eine Textabbildung. 



Li einer kürzlich erschienenen kleinen Mitteilung hat Walter 

 T. SwiNGLE^ ein neues P^instellverfahren für Aufnahmen mit ultra- 

 violettem Licht angegeben. Er verfolgte bei seinen Versuchen wohl 

 hauptsächlich den Zweck , die Reizung lebender Objekte durch die 

 ultravioletten Strahlen auf ein möglichst geringes Maß zu beschränken. 

 Es ist klar, daß man diesem Ziel um so näher kommt, je kürzer 

 die Zeit der Bestrahlung ist. Bei der Aufnahme selbst kann man 

 durch die Wahl einer möglichst empfindlichen Platte und durch die 



^) Walter T. Swingle a. Lyman J. Briggs, Improvements on the 

 ultraviolet microscope (Science, N. S. , vol. XXVI, no. 658, p. 180—183, 

 Auguste, 1907). 



