XXIV, 4. Kühler: Öwingles Einstellverfahren für d. Mikrophotographie. 361 



Benutzung einer möglichst schwachen Vergrößerung die Expositions- 

 zeit sehr erheblich vermindern. Man kann sogar die Monochromate 

 ohne Okular verwenden, wenn man eine Negativlinse von passender 

 Brennweite dicht über der obersten Linse einsdialtet. Bei rund 

 30 cm Kameralänge sinkt dann die Vergri)ßerung auf etwa '/s ^t;r- 

 jenigen, die das schwächste (Jkular ergibt; die Expositionszeit kann 

 dann auch bei dem stärksten System auf eine oder wenige Sekunden 

 beschränkt werden, selbst wenn man die Kadmiundinie 0"27ö fA, an- 

 wendet, und nicht die etwa 3- bis 4 mal lichtstärkere Magnesium- 

 linie. Natürlich ist dann eine nachträgliche Vergrößerung des Negativs 

 — oder die Betrachtung mit einer ;!- bis 4 mal vergrößernden Lupe — 

 notwendig. 



Die Einwirkung des ultravioletten Lichtes während der Ein- 

 stellung, die in den meisten Fällen wesentlich länger dauern wird, 

 wie die Exposition selbst bei den starken Vergrößerungen dauert, 

 wird nach der von Swingle benutzten Methode vollkommen ver- 

 mieden. Er stellt nicht mit ultraviolettem Licht und dem Sucher 

 ein, sondern mit sichtbarem Licht. Die Fokusdifterenz gleicht er 

 dann durch Verstellen der mit einer Teilung versehenen Mikrometer- 

 schraube aus, nach einen Verfahren, das schon seit langem für die 

 Aufnahme mit Objektiven , die Fokusdiffereuz zeigen , empfohlen 

 wird. Der Betrag, um den die P^instelluug geändert werden muß, 

 wird ein für allemal an einem geeigneten Objekt bestimmt , er ist 

 für verschiedene Objektive und für Beobachter von verschiedener 

 Sehweite verschieden , außerdem ändert er sich natürlich mit dem 

 Betrag der Wellenlänge des sichtbaren Lichts , das zur P^instelluug 

 benutzt wird. 



Gegen diese Methode muß allerdings vom Standpunkt der Theorie 

 aus ein Einwand erhoben werden: die für ^ = 275 korrigierten 

 Monochromate sind für einfarbiges Licht aus dem Bereich des sicht- 

 baren Spektrums nicht mehr aplanatisch. Sie sind vor allem sphä- 

 risch stark unterkorrigiert. Sie geben aber trotzdem für den vor- 

 liegenden Zweck noch ausreichend scharfe Bilder , Avenn man mit 

 einem Strahlenkegel beleuchtet , der vorwiegend die Mitte des Ob- 

 jektivs in Tätigkeit setzt. Bei histologischen Objekten, für die diese 

 Methode der Einstellung in erster Linie in Frage kommt, wird aber 

 diese Bedingung wohl stets in hinreichendem Maße erfüllt sein ; 

 schließlich kann man auch bei der Einstellung mit sichtbarem Licht 

 die Blende des Quarzkondensors etwas enger stellen und erst vor 

 der Aufnahme bis zu dem gewünschten größeren Betrag öffnen. 



