XXIV, 4. K ü hier: Swingles Einstell verfahren l'ür d. Mikrupliotographie. 363 



SwiNGLE hat bei seinen Versiielien nocli die ältere Form des 

 Funkenständers benutzt, die für übereinander stehende, verhältnis- 

 mäßig dünne Elektroden bestimmt ist. Eine lieilie von Versuchen 

 hat mir jedocli gezeigt, daß man mit dickeren Elektroden, die eine 

 stärkere Belastung vertragen, ohne sicli übermäßig zu erhitzen, eine 

 wesentlich größere Intensität der Funken erzielen kann. Die Ex- 

 positionszeit konnte ich so auf die Hälfte des IJetrages herabsetzen, 

 auf den ich früher , selbst bei künstlicher Kühlung der Elektroden, 

 herabsehen durfte. Die Elektroden bestellen bei der neueren Au- 



^o^ 



Ordnung aus 2 mm dicken und 4 mm breiten Streifen aus Magne- 

 sium oder Kadmium , die in Elektrodenhalter von ziemlich großer 

 Masse eingeklemmt werden. Die durch die größere Masse bedingte 

 größere Wärmekapazität der pjlektrodenhalter , sowie die wagrechte 

 Anordnung der Elektroden begünstigen die Ableitung der an der 

 Funkenstrecke entstehenden Wärme. Diese Vorteile lassen sicli aber 

 nur dann ausnutzen, wenn die Zuleitungen von den Leydener Flaschen 

 zu der Funkenstrecke aus dickem Kupferdraht bestehen, und wenn 

 alle Verbindungen in diesem Flaschenkreis möglichst widerstandsfrei 

 gemacht werden. Denn es verlaufen in diesem Kreis elektrische 

 Schwingungen , oder wenn wir so sagen dürfen Wechselströme von 

 äußerordentlich kurzer Periode und sehr beträchtlicher Stromstärke. 

 Unter diesen Umständen ist aber ein rasches Umschalten der Elektro- 

 den mit Hilfe einer Anordnung, die der Swingle sehen nachgebildet 

 ist , nicht mehr empfehlenswert , sondern es müßte ein wesentlich 

 komplizierterer Aufbau des Funkenständers eingeführt werden, bei 

 dem auf alle Fälle bewegliche Kontakte am besten zu vermeiden wären. 

 Das Ziel, das Swingle erstrebte : die Einstellung mit sichtbarem 

 monochromatischem Licht zu ermöglichen , läßt sich nun aber auch 

 noch auf eine andere Weise erreichen , ohne daß irgendeine A"er- 

 änderung an dem Beleuchtungsapparat vorgenommen wird. Mau 

 beleuchtet nämlich das Präparat beim Einstelleu mit Natriumlicht, 

 indem man einfach an die Stelle der von mir früher ^ zur Beleuch- 

 tung mit weißem Licht vorgeschlagenen Lampe einen genügend 

 intensiven Natriumbrenner setzt. Er kommt an die in Figur 8 meiner 

 ersten Veröft'entlichung über Mikrophotographie mit ultraviolettem 

 Licht mit S., bezeichnete Stelle. Ich verwende dazu den von F. Löwe"- 



*) August Köhler, Mikrophotographische Untersuchungen mit ultra- 

 violettem Licht (Diese Zeitschr. Bd. XXI, 1!)04 , p. 1-2'J— IGö u. 273—304). 

 -j Zeitschr. f. chemische Apparatenkunde Bd. 1, lüOü, p. 291. 



