XXIV, 4. Gebhiirdt: t'ber neue leicht sielitliiiro Mikrometerteilungen. 367 



einer Anwesenheit in der optischen Werkstätte von Carl Zeiss in 

 Jena äußerte ich den Wunsch , eben im Verfolg des angedeuteten 

 Gedankenganges, in den Besitz einer leichter sichtbaren Teilung für 

 die Okularmikrometer zu kommen, indem ich den Vorschlag machte, 

 die Teilung wie die ja auch aus Gründen guter Sichtbarkeit übliche 

 der Nivellierlatten aus scliwarzen und weißen, für meinen speziellen 

 Fall der lufthaltigen KnochendünnschlitFe auch aus farbigen und weißen 

 rechteckigen oder quadratischen Feldchen zusammenzusetzen. Herr 

 ScHNAUss versprach sich damals der Angelegenheit anzunehmen, und 

 in der Tat erhielt ich einige Wochen später zwei Mikrometerteilungen 

 zugesandt , bei denen die Teilungsintervalle in der üblichen Weite 

 durch auf einer Ecke stehende kleine Quadrate (Fig. 1) erhalten 

 waren. Die Feinheit der Ablesung war durch diese Einrichtung 

 nicht nur nicht gestört, sondern durch die von Herrn Schnauss, wie 

 er mir schrieb, absichtlich gCAvählte Schräglage der Quadrate sogar 

 verdoppelt , wie ein Blick auf die Figur zeigt. Die eine Teilung 



1,0 2,0 3 4 5 60 



♦♦«»♦•*««♦♦♦ ««♦•♦•♦«•♦•|*««««***4#^«**^«««»«{»««^#«*««' 



!♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦U** 



1. 



war schwarz, die andere rot ausgeführt ; der sofort angestellte Ver- 

 such bestätigte ferner auch die vermutete große Erleichterung der 

 Ablesung durch den gefärbten Mikrometer an ungefärbten Objekten 

 in schönster Weise. — Wenn ich mich trotzdem , und trotz der 

 gleichfalls großen Erleichterung der Ausmessung gefärbter Objekte 

 durch den neuen schwarzen Mikrometer, nicht mit der Konstruktion 

 dieser ersten Mikrometer allein zufrieden gegeben habe , so geschah 

 dies aus folgender, mit der ersten übrigens ja eng verknüpften Über- 

 legung. Es zeigte sich nämlich beim Gebrauch der neuen Mikro- 

 meter, daß die gewöhnlich als Mikrometerokulare gefertigten Okulare 

 Huyghens .3 und Compens 6 auch ihren guten Anteil an der Er- 

 müdung tlurch lange fortgesetzte Messung tragen, denn sie zeichnen 

 sich beide nicht eben durch weiten Abstand der Austrittspupille von 

 der Oberlinse aus, was besonders bei Brillenträgern merkbar wird. 

 Das Compensokular 6 ist in dieser Beziehung sogar sehr viel un- 

 angenehmer als die stärkeren Nummern. Da ich nun im Besitz 

 eines Meßokulars 2 Huyghens bin, so war das nächstliegende eine 

 "•röbere Teilung der neuen Art zu versuchen. Für die Arbeiten 



