418 Grebhardt: Aus optischen und mechanischen Werkstätten 1. XXIV, 4. 



Objektiven werden auch jetzt, wie in der ganzen letzten Zeit schon, 

 drei Arten : Apochroraaten, Fluoritsysteme und Achromaten angeboten, 

 dagegen hat die Reihe der Okulare eine nicht unwesentliche Neue- 

 rung in der für die Achromaten bestimmten Serie der von der Werk- 

 stätte sogen, komplanatischen Okulare aufzuweisen; „durch 

 dieselben wird die bei den Huyghens sehen Okularen vorhandene Bild- 

 wölbung nahezu ganz beseitigt, so daß kaum eine Nachstellung auf 

 die Mitte oder Randpartie des Objektes erforderlich ist, was am 

 auffälligsten bei den schwachen und mittleren Systemen hervortritt 

 und bei Mikrophotographie und Mikroprojektiou von großem Werte 

 ist. Ferner tritt beim Wechsel dieser Okulare keine Veränderung 

 in der Einstellung des mikroskopischen Bildes ein , und schließlich 

 liegt die Austrittspupille so hoch über dem Okulare (auch bei den 

 stärkeren) , daß man das ganze Bildfeld bequem übersehen kann, 

 ohne das Auge dicht vor die Okularlinse bringen zu müssen". — 

 Speziell für Mikroprojektiou und photographische Aufnahmen großer 

 Objekte bringt die Werkstätte unter der Bezeichnung „Mikro- 

 luminare" einen Satz von ihr konstruierter Objektive in den 

 Handel, „die sich durch hohe Lichtstärke (1:4'5), großen Bildwinkel 

 und feine , gleichmäßig scharfe Zeichnung über ein großes Bildfeld 

 auszeichnen. Es können damit bei voller Öffnung Objekte photo- 

 graphiert werden , deren Durchmesser gleich der Brennweite des 

 betreffenden Objektivs ist. Die kürzereu Brennweiten können auch 

 zu mikroskopischen Beobachtungen mit Huyghens sehen Okularen be- 

 nutzt werden und liefern völlig ebene Bilder". Wichtig, weil gegen 

 früher eine Veränderung des Objektivgewindes involvierend, ist der 

 Hinweis : Sämtliche Objektive und Okulare passen ohne weiteres an 

 die Stative der größeren optischen Werkstätten. Dagegen ist die alte 

 WiNKELSche optische Tubuslänge von 170 mm beibehalten worden. — 

 Unter den verschiedenen Stativen sind die mit I — Ig bezeichneten 

 hervorzuheben, welche eine Neueinführung der Werkstätte darstellen. 

 Die Mikrometereinstellung ist bei diesen Stativen seitlich angebracht 

 und wirkt durch Übersetzung. „Die hierdurch erzielte äußerst feine 

 und sichere Einstellung" (Ablesung 0*00 1 mm) „ist besonders bei 

 Mikrophotographie und Projektion von Wert. Durch die Verlegung 

 der Feineinstellung wurde gleichzeitig eine weite Ausladung des Tubus 

 möglich und damit genügend Raum über dem Objekttische für größere 

 Präparate geschaffen. Der bügelartige Oberteil dieser Stative dient 

 zugleich als Handhabe. Die Stative No. I und la haben besonders 

 weiten Tubus, damit beim Photographieren und Projizieren mit Mikro- 



