XXIV, 4. Heimstädt: Neuer rrojektionsjippiirat der Firma C. Reichert. 381 



Objektives, bezw. von der Größe seiner Blende abhängig ist. Wird 

 diese verkleinert, so wird aucli der Durchmesser der Austrittspupille 

 kleiner, ohne daß aber eine Beschränkung der numerischen Apertur 

 der sie durchsetzenden Strahlen und damit eine Verminderung der 

 Helligkeit ihres Feldes eintritt. Nun ist aber das Gesichtsfeld der 

 stärkeren Mikroskopobjektive sehr gering (0*4 bis 0*2 mm Durch- 

 messer) und deshalb kann die Öffnung der Blende gerade beim 

 Arbeiten mit den stärksten Objektiven sehr verkleinert werden. 



Die Irisblende an der Wasserkammer bewirkt in doppelter Hin- 

 sicht eine Herabsetzung der dem Präparat mit dem Lichte zugeführten 

 Wärmemenge : Einmal läßt sich die Größe der bestrahlten Fläche 

 des Präparates durch sie auf das Notwendigste beschränken, und 

 zum andern Male wird das Wasser in der Kammer, weil von einem 

 Lichtbündel von geringem Querschnitt durchsetzt, nur wenig erhitzt. 

 Es ist daher imstande, die Wärmestrahlen des Beleuchtungsbündels 

 trotz geringer Abmessung besser zurückzuhalten. 



Während der epidiaskopischen und diaskopischen Projektion be- 

 liält das Mikroskop unveränderlich seinen Ort. Es kann infolgedessen 

 vor Beginn des Vortrages eingestellt und justiert werden. Eine 

 kleine Verschiebung der Lampe genügt, um von epidiaskopischer, 

 bezw. diaskopischer zur mikroskopischen Projektion übergehen zu 

 können. 



Ferner besitzt der bewegliche Objekttisch des Mikroskopes (Fig. 7) 

 eine Einrichtung, welche gestattet, vier Präparate kurz nacheinander 

 zur Projektion zu bringen. Sie besteht aus einem Rahmen von ent- 

 sprechender Größe , in welchen die vier Präparate nebeneinander 

 eingespannt sind. Durch Seitwärtsbewegen des Rahmens mittels 

 Zahn und Trieb kann jedes Präparat, ohne die Einstellung zu ver- 

 ändern, vor das Objektiv gebracht werden. Auf der optischen Bank 

 des Projektionsapparates können mit Hilfe von Reitern auch Vor- 

 richtungen zur Projektion von Spektren und Polarisationserscheinungen 

 Platz finden. 



Von einer Beschreibung dieser Einrichtungen wird hier ab- 

 gesehen und auf die REiCHERTSchen Spezialkataloge verwiesen. 



[Eingegangen am 22. November 1907.] 



