— 596 — 



пробы: на чашку в-Ьсовъ, заменяющую грузъ Р 1 , клали никоторый грузъ, 

 напрпм'връ въ 2 кплогр., затЬмъ снимали 1 килогр., перо быстро опуска- 

 лось, переходило приблизительно 2 / 3 Делены ниже черты, соответствующей 

 одному килогр., и тотчасъ возвращалась на эту черту. Все это происходило 

 такъ быстро, что не было возможности заметить время колебашя. Здесь 

 взять крайнш случай, Фактически не существующей въ природе. Были сде- 

 ланы пробы и съ меньшими грузами: въ этихъ случаяхъ перо прямо стано- 

 вилось на то место, которое ему полагалось по нагрузке. 



Кроме первыхъ двухъ чпселъ, при слабыхъ в^трахъ, остальныя вели- 

 чины, полученныя для К8, весьма сходны менаду собой; заметны неболышя 

 колебания въ ту пли другую сторону. Только въ посл-еднпхъ случаяхъ спль- 

 ныхъ ветровъ обнаруживается какъ будто бы постепенный ростъ величины 

 К8 съ увелпчешемъ скорости. Конечно, при грубости опыта, этому невоз- 

 можно придавать какого-либо серьезнаго значешя. На основанш изложен- 

 ная, мы будемъ принимать, что въ указанныхъ пред-Ьлахъ величина К8 

 остается постоянно равной среднеариометической величине изъ всехъ 19 

 случаевъ для различныхъ скоростей, принимая во внимание н первый две 

 величины для слабыхъ ветровъ. Эта средняя величина К8 получилась равной 

 0.0035 килограммамъ ; поэтому Формула, выражающая зависимость между 

 давлетемъ и скоростью ветра для анемографа давлешя Рорданца напи- 

 шется такъ: р = 0.0035 V 2 . Такъ какъ площадь б* пластинки въ приборе 

 Рорданца равна 0.04 кв. метра, то коэФФищентъ сопротивлешя воздуха, 

 т. е. давлеше ветра на 1 кв. метръ при скорости въ одинъ метръ въ се- 

 кунду, получится умноживъ 0.0035 на 25. Такпмъ образомъ, коэФФищентъ 

 сопротивлешя воздуха, полученный на основанш сравнешя записей анемо- 

 графа скорости съ анемограФомъ давлешя, оказывается равнымъ 0.088. 



Въ следующей таблице сопоставленъ полученный мной коэФФищентъ 

 съ величинами, найденными онытнымъ путемъ различными учеными; числа 

 эти заимствованы изъ мемуара ЭйФеля, помещеннаго въ СИ за 1903 (2). 

 Мне кажется, эта таблица показываетъ, что помощью записей анемографовъ 

 коэФФищентъ сопротивлешя воздуха можетъ быть нолученъ достаточно 

 надежнымъ, въ особенности, если воспользоваться более продолжительнымъ 

 рядомъ наблюдений и обрабатывать матер!алъ, дЬлая выборки за возможно 

 коротюе промежутки времени н выбирая случаи ровныхъ ввтровъ. 



Д'Обиссонъ (Б'АиЪш'880п) ... 0.1 13 



М. Рыкачевъ 0.088 { пр " средн - дТлен^еог'б" 8?5 " ° реА- 



Гагенъ (На^ен) 0.085 



