— 616 — 



• 



Лкадемикъ М. А. Рыкачевъ чаталъ нпжеслвлующее: 



„Въ засъданш 16 мая текущаго года я представилъ Отдвленш мою 

 статью: „Сравнеше психрометра Асмана съ русскою будкою, съ фран- 

 цузскою защитою п съ англшскою кл'Ьткою". Печаташе этой работы, 

 всл г Бдств1е накоппвшагося матер1ала, было отложено до осени. Пользуясь 

 зтимъ промежуткомъ, я дополнилъ мое пзсл'вдоваше сравнешемъ пока- 

 занш макспмальныхъ п минпмальныхъ термометровъ въ упомяпутыхъ 

 установкахъ съ термографоыъ, снабженнымъ постоянно д"вйствующимъ 

 вентнляторомъ. Такъ какъ термографъ эготъ хорошо согласуется съ 

 пснхрометромъ Асмана, то наше сравнеше можетъ служить хорошпмъ 

 средствомъ для суждешя о надежности показанш макспмальныхъ ц ми- 

 нимальныхъ термометровъ. Оказалось, что минимальные термометры во 

 всвхъ установкахъ даютъ удовлетворительные результаты. Что же ка- 

 сается до макспмальныхъ термометровъ, то они даютъ слишкомъ вы- 

 сота показашя, въ особенности въ русской будкв и подъ французскою 

 защитою. Въ русской будкъ, даже въ среднемъ выводЬ за годъ, разность 

 въ 1898 п 1899 гг. достигла цълаго градуса; въ средномъ выводЬ за 10 лЬтъ 

 она получилась за годъ — 0°8, а въ мартЬ — 1°3,т. е. наэти величины макси- 

 мумъ-термометры въ нашей будк-Ь даютъ слишкомъ высок1Я показашя. 



„Во французской будкЬ, какъ до, такъ п послЬ обсадки деревьями, 

 въ среднемъ за 4 года, разность получилась — 0?8. Меньше всЬхъ, п прп- 

 томъ почти постоянною, оказалась разность между термографомъ и англш- 

 скою клеткою, а именно— 0?3. 



„Въ срочные часы мы получали удовлетворительное соглас1е между 

 показатями психрометра въ русской будкв и аспирацюннымъ психро- 

 мотромъ Асмана, между тЬмъ какъ разноглас1е между макспмальнымъ 

 термометромъ и показашемъ вентилируемаго термографа оказалось весьма 

 значительнымъ; это объясняется тЬмъ, что въ срочные часы передъ на- 

 блюдешемъ наша кл-Ьтка каждый разъ вентилируется, тогда какъ максп- 

 мумъ-термометръ показываетъ наивысшую температуру за промежутки, 

 въ которые вентплящя не двйствуетъ; наблюдешя по максимальному и 

 минимальному термометрамъ соотв'Ьтствуютъ наблюдешямъ по психро- 

 метру до вентиляции На показашяхъ минимальныхъ термометровъ отсут- 

 ств1е вентпляцш не сказалось столь р-взко, такъ какъ наинизшая темпера- 

 тура обыкновенно наступаетъ ночью, при отсутствш главнаго источника 

 погрешности — спльнаго нагрЬвашя будки солнцемъ. 



„Результаты сравненш максимальныхъ термометровъ въ разлпчныхъ 

 установкахъ указываютъ на желательность произвести опиты съ ц^лыо 

 придать нашей будкЬ такой видъ, чтобы и безъ вентпляцш получать болЬе 

 надежные результаты. 



„Дополнительное пзслЬдоваше относительно максимальныхъ и ми- 

 нимальныхъ термометровъ я предлагаю включить въ мою работу, пред- 

 ставленную 16 мая". 



Одобрено. 



