156 



autre face, tipres avoir subi deux reflexions defleetant la lumiere de 144* ; de 

 telle sorte qu'en regardant de haul en las k un angle de 36° 4 la perpendicu- 

 laire , nous pouvons voir cc rayon de lumiere. 



Sur la face du prisme par laquelle arrive la lumiere est place le tube por- 

 tant I'objectif ; tandis que sur la face du prisme par laquelle sort la lumiere 

 est place un tube portant I'oculaire. 



Le montage des pieces qui composent ce microscope peut s'eflectuer d'une 

 maniere tres-simple. 



En dehors de I'instruraent 11 y a un petit appareil destine k chauffer k des 

 temperatures diverses I'objet que Ton examine. 



Les avantages qu'ofTre cet instrument sent : 



1° Que la pai'tie optique est d I'abri de I'action ties reactifs qui peuvent etre 

 employes , et cela sans nuire a la facuite de voir el d'operer; 



2° On peut voir presque en meme temps le corps soumis \ I'examen , et son 

 image dans le microscope; 



S° On n'a pas a ciaindre que les vapeurs, sV'chappant d'un corps ie]k chaud 

 ou chaufife sous le microscope, n'obscurcissent le verre et ne genent la vision ; 



4° On peut soumettre les corps en examen k Taction electrique ou galva- 

 nique. 



Je n'msisterai pas sur les autres avantages qu'on pourra apprecier en se ser- 

 vant de cet instrument. 



Quoique I'instrument ne soit pas destine a I'examen avec de fort grossisse- 

 ments, on obtient cependant des elTets tr6s-iemarquables avec le n" 7 de 

 Nachet, sans se servir d'un eclairage artificiel, mais en prenanl la lumiere 

 directe du ciel. On peut ainsi voir les points sur les navicules hipocampus avec 

 les n°' 6 et 7 de Nachet. 



Je n'insisterai pas sur les petits details propres k I'instrument que je prcsente 

 k la Societe, parce qu'iis pourront etre plus ou moins modifies. 



En outre, j'ai I'lionneur de presenter deux ameliorations que j'ai appliquees 

 k ce microscope , et qui peuvent servir aux autres formes de cet instrument. 

 La premiere consisle e» un nouveau micrometre oculaire , et I'autre est une 

 melhode de niesurer les angles des cristaux. C'est aux habiles opticiens 

 MM. Nagher pere et ills que nous devons la confection de ces instruments. 



IL — BOTANIQCE. 



SOB DN PARASITE NOUVEAU ; par M. Ernest Germain (de Saint-Pierre.J 



Je plaQai derni6rement une anguille vivante dans un bassin d'eau de puits ; 

 cette anguille avait ete blessee dans les filets ou on I'avait prise, la peau etait 

 d^chiree et eontusionnee sur un grand nombre de points des parties Jorsales 

 et laterales. Cette anguille paraissait cependant aussi vive qu'une autre anguille 

 placee dans le meme bassin. Le jour suivant , la surface des points oil la peau 

 6tait ecaillee et saignante prit une rouleur d'un crls lilancbatie. et deux ou 



