sieurs que j'ai pu observer peu d'instants apres la mort et dont j'ai 

 mesurii loutes les dimensions avec le plus grand soin. 



Afln d'obtenir des niesures exactes, je me suis attache d'ahord a 

 trouver un mode de mensuration facile et precis. Gelui qui m'a parule 

 plus parfait sous ce double rapport est une sorte de fer a cheval aux 

 deux extremites duquel se trouve une pointe. L'une de ces poinles est 

 fixe , I'autre est mobile. Cette derniere forme Fextremite d'une vis rai- 

 crometrique qui se meut dans un cylindre dont la surface ext^rieure 

 a et6 divisee en millimetres. A son extrdmite oppos^e la meme vis 

 micrometrique fait corps avec un autre cylindre creux qui embrasse 

 le precedent, et qui doit decrire un tour entier sur son axe pour mon- 

 ter de 1 millimetre; or comrae sa circonference est divisee en dix 

 parties, dont cbacune se trouve elle-meme subdivisee, on voit qu'on 

 peut ^valuer les dimensions du corps plac6 entre les deux pointes 

 de rinstruraent a un vingtieme de millimetre pres. En divisant cette 

 meme circonference en quarante parties, ce qui serait facile, on les 

 estimerait a un quarantieme pres; en donnant aux deux cylindrcs 

 un plus grand diametreonpourrait arriver a une approximation beau- 

 coup plus grande encore. (Voy. la ligure 1.) 



Mais je n'ai pas tardfi a reconnaitre que le globe de I'oeil, dans 

 aucun cas , ne saurait entrer en comparaison avec une sphere solide 

 dont le volume peut etre determine avec une precision mathematique. 

 En (ivaluant les dimensions de ce globe a un dixieme de millimetre 

 pres, nous portions la precision a ses derni^res limitcs. Combien de 

 fois en effetnem'est-il pas arrive, apres avoir precede a cette evaluation 

 avec tons les soins qui pouvaient en garantir I'exactitude, d'obtenir, 

 lorsque je me livrais a uneseconde ou a une troisieme mensuration sur 

 le m6me ceil et avec le meme ophthalmometre, des resultats qui dif- 

 feraicnt des premiers d'un dixieme ou deux dixiemes de millimetre. 



Ces ditTerences proviennent surtout de la variabiiite do forme du 

 globe oculaire. liien que I'ueil soil plein, il ne Test pas tellement que 

 lorsqu'on le pose sur un plan, il louche celui-ci par un seul point; 

 constamraent il repose sur ce plan par une surface dont le diametre 

 n'est pas moindre de G a 8 millimetres lorsqu'on I'observe une heure 

 apres la mort. Dans ce cas I'axe correspondant au point d'appui subit 

 une diminution sous la seule influence du poids de I'organe. Suspend- 

 on celui-ci par ce meme point, non-seulement il revient a sa longueur 

 primitive, mais il s'allongc un peu. Si au lieu de I'abandonner a son 



