112 



-. bii reste , Ics Lomparaisoiis baromelriques sorout bienlot 

 presijuo', iiiutiles lorsiiu'on sera sur iiuc I'tjchello ("si bieii laito , 

 son zero bi(;n place , et qu'on connaitra le dianiolre tlu lube 

 dii baroinetre , oelni de la cuvette , et la Heche des deux iiienis- 

 ques ; car M. Delcros vient de calculer une table d'apres les expe- 

 riences et les formules de M. Schleiermacher , qui donnc la de- 

 pression caplUaire en fonclion du diametre du tube et de la (leche 

 du meniscjue. Ce dernier element etant suul variable , chaque ub- 

 servateur pourra se faire une petite table a son usage pour un 

 instrument donne. La table de M. Bouvard , calcuice d'apres des 

 experiences faites a I'air libre et non dans le vide, suppose I'anglo 

 que le menisque fait avec le verre constant; elie est a un seul ar- 

 gument, le diametre du tube, et ne saurait etre employee que 

 pour le calcul de la depression du raercure dans la courte branche 

 du barometre a siphon. Get instrument est loin de donner la hau- 

 teur absoiue , pursque la depression de la longuc ct de la courte 

 branche ne se conipcnsent en aucune maniereacause de la varia- 

 bilite et de la difference des raenisques. 11 offrc encore un autre 

 inconvenient corame barometre de voyage : c'est que le vent fait 

 osciller la colonne de telle maniere que i'observaliou est souvent 

 impossible. En outre, sa fragilite est extreme ; et ce n'est que dans 

 quelques grandes villes qu'on trouve des souffleurs de verre assez 

 habiles pour refaire le tube quand il est caise. Sa legerete est done 

 son seul merite; mais M. Ernst vient do conslruire un barometre 

 a cuvette dont le poids est le mcmc , et qui pent etre facilement 

 repare. II consiste en un tube droit dont I'extremite inferieure est 

 recue dans un tube d'un plus grand diametre faisant office de cu- 

 vette, et soude au premier a Taide d'un mastic. Une double 

 echelle sert a noter la hauteur du mercure dans le tube et dans la 

 cuvette. La somme des deux nombres donne la hauteur totale de 

 la celonne mercurielle. Le long tube est retreci a sa partie infe- 

 rieure de maniere a eleindre les oscillations de la colonne mercu- 

 rielle. » 



FIN OES KXTItAlTS DK 1840. 



