Ill 



Aiusi, Pun d'eux (le n" 19) n'a pas vaiie d'un centierue de luillime 

 tredu 17 avril 1838 au lerfevrier 1840; I'autre (le n" 43) a va- 

 iie de 0«im,02dii 20 mai 1839 au ler fevrier l840. 



« On peul suivre deux methodes diflereiites pour les comparai- 

 sons barometriques. Dans la premiere on place les deux instru- 

 mens dans les conditions d'equilibre de temperature les plus fa- 

 vorables; on les suspend par exeniple dans unechambre nonchauf- 

 fee, et situee au nord, pendant 6 a 8 heures avant de les observer. 

 Alors on suppose qu'ils ont tous deux la meme temperature, et on 

 les compare sans tenir compte de la differonce des indications de 

 Icurs thermometres. Dans la seconde metbode , au contraire, on 

 cherche a obtenir les conditions d'equilibre de temperature dont 

 nous avons parle ; mais on tient compte cependant des indications 

 des thermometres, afin de les faire entrer dans la correction to- 

 tale de I'instrumenten le reduisant a zero. C'est cette derniere me- 

 tbode que nous avons preferee, et voici pourquoi. II est d'abord 

 fort difficile de se mettre dans les conditions d'equilibre de tem- 

 perature dont nous avons parle ; de plus, il est tres rare (ju'un ob- 

 servateur connaisse I'erreur du zero ou les erreurs de graduation 

 de sou thermometre. 11 en resulte que cette erreur est comprise 

 dans toutes ses reductions a zero. Ainsi , je suppose que son ther- 

 mometre marque -|-1^°' landis quo la temperature dont il est af- 

 fecte n'est reellemeut que +12 ; il n'en fera pas moins son calcul 

 de reduction en adoptant le nombre -)-13*^; parconsequent, I'er- 

 reur du zero ou celles de la graduation du thermometre doiveut 

 etre misessurlaniemeligne, dans les comparaisons barometriques, 

 que celles qui sont inberenles au barometre lui-raeme, et entrer 

 dans la correction totale. 



" Nos barometres ont ete compares avec ceux d'Upsal , de 

 Stockholm, Copenhague, Altona, Berlin, Dresde, Halle, Goettin- 

 gue, Bruxelles et Paris. Nous les avons ramenes tous au barome- 

 tre Fortin de M. Delcros, que nous avons suppose donner la hau- 

 teur absolue. Cette supposition n'est point gratuite, car cet instru- 

 ment ne differait de celui de ,l'observatoire do Paris, dont le tube 

 a ete casse en novembre 1839, que d'un centieme de millimetre , 

 ot d'une qiiantite encore plus faible du barometre etalon de 

 M. Schumac^i^a Altona. L'ecart moyen de tous ces barometres, 

 en supposan™ul('s les differences positives, est de On>™,36. 



