36 



soil). II dumeure constant, selon lui, que les bois u'ont pas passe a 

 i'otat siliceux, au moment oil ils furent enveloppes par le conglo- 

 merat, ni posterieurement ; mais qu'ils etaient, a celte epoque et 

 nuparavant, au milieu des lignites, dans I'etat ou ils se tiouvent 

 aclueilemeut. Aflu de conflrraer ce resultat, il examine si la for- 

 matioD des lignites n'offrirait point d'autres cas analogues. II en 

 trouve en effet, en passant en revue les observations de M. Stifft, 

 de M. Laspe, et les siennes propres. II terniine son travail par une 

 tomparaisou des pheuomenes observes au Hoher-Seelbachskopf, 

 avec ceux que presentent le Wotfsberg pres de Siegburg, sur la 

 rive droite du Rhin; le tuf basaltique de la contree de Schlacken- 

 werth en nolieme; le bois bitumiiieux de la Bulzenwacke de 

 Joachimsthal ; celui du Baerenstein basaltique des environs d'An- 

 naberg, etc. 



Seance du 25 avril 1840. 



Physique : Thermometre a minima. — M. Girault presente un 

 aouveau thermometre a air d minima, fonctionuaut par degorge- 

 ment. 



Get instrument se compose de deux reservoirs, R et R', places 

 I'un au-dessus de I'autro, et conimuniquant entre eux par un tube 

 Tecourhe stu. Les deux reservoirs R et R' contiennent de Fair; du 

 mercure occupe le tube stu, depuis I'oriflce «, comnmnication du 

 tube et du reservoir inferieur, jusqii'au point m, situe au-dessous 

 de I'orifice 5, par lequel le raeme tube communique avec le reser- 

 voir superieur. L'inslrumont etant place verticalement, Pair du 

 reservoir inferieur R' eprouve une tension egale a cello du reser- 

 voir superieur R, plus un exces 6gal a la pression de la colonne 

 mn comprise entre I'horizontale qui passe par I'orifice u et le point 

 m, sommet de cette colonne ; cet exces do tension varie avec la 

 temperature, et fait varier en meme lemps la longueur de la co- 

 lonne mn de mercure qui lui fait ^quilibre , ce qu'en effet la con- 

 struction de Tinstrumcnt permet; car une certaine portion de mer- 

 cure peut tomber par rorifice u dans le reservoir R' et se detacher 

 ainsi de celui du tube. La quantite de mercure qui tombe dans le 

 reservoir R' ou I'abaissement du sommet m de la colonne depen- 

 dant derabaissementde temperature, I'observation do la diminu- 

 tion dans la longueur de cette colonne peut scrvir a faire connaitre 



