33 



Anatomif. et Physiologie. — M. Foiseuille, dans le desseiii 

 d'oblenir sur If cadavre le diametre ct la longueur des vaisseaux 

 capillaires des divers organes a I'etat vivaiif, fait observer que ces 

 dimensions variant avec la pression du sang, il est necessaire do 

 pousser rinjoclion aveo une force (|ui soil tout-a lait la meme que 

 celle avet! laqnelle le coeur lance le sang dans le systeme vascu 

 laire : orrheniodynamometre indiquant la pression determineepar 

 cet organe, M. Poiseuille a fait construire une seringue, ou ponipe 

 a injection, dont le piston est pousse de maniere que la pression 

 correspondante soil precisement la meme que celle donnee par le 

 coeur. II a, a cet effet, adapte a la partie inferieure du cylindre de 

 la ponipe a injection ordinaire, et perpendiculairement a son axe, 

 uu lube de verre gradue de 8 centimetres de longueur el de 2 mil- 

 limetres environ de diametre ; la partie de ce tube qui correspond 

 a Textremite libre et fermee est reraplie d'air, I'autre partie est 

 occupee par de I'eau dislillee, qui est separee de la oavite du corps 

 de la seringue par une membrane de caoutchouc non tendue et 

 d'ailleurs Ires mince (l de millimetre) ; ce diaphragme permet au 

 liquide contenu dans la seringue et presse par le piston de com - 

 primer I'air du tube gradue, et parconse<|uent d'obtenir une pres- 

 sion determinee a priori : commcle volume d'air du tube de verre 

 change avec la pression atmospherique, avec la temperature am 

 biante, avec la tension de la vapeur d'eau qu'il pent contenir, et 

 aussi a cause de la solubilitede Pair dans Teau, selon que la pres- 

 sion est plus ou moins considerable, on determine le volume que 

 doitoccuper Fair du tube de verre correspondant a une pression 

 connue d priori, 150 millimetres de mercure par exemple, a I'aide 

 d'un raanometre a mercure, mis en communication avec le corps 

 de la seringue, qui coutient d'ailleurs de I'eau dont la temperature 

 est precisement celle du liquide qu'on doit injecter. 11 est inutile 

 de dire qu'en faisaut I'injectiou la pompe est tenue horizonta- 

 lement ainsi que le tube de verre. 



Cette pompe a pression determinee n'offre pas seulement I'avan- 

 tage de donner les dimensions normales des vaisseaux ; avec elle 

 on n'a nullement a craindre les ruptures qui accompagnent si 

 souvent les injections, soil j^enerales, soit partielles, faites avec 

 les seringues ordiuaires, puisque rien n'indique^alors la pression 

 dout on fait usage; il est facile de concevoir que plus le diametre 

 Extrail dp /.'/"s/iVi//, 18A1. 5 , 



