( "'^ ) 



» Dans le but de satisfaire le plus possible à cette rigoureuse exigence 

 de l'uniformité des excitations, je me suis arrangé de manière à les faire se 

 succéder avec une très-grande rapidité. Pour cela, on a autant de fils ex- 

 citateurs que de points du nerf à exciter. Ces fils, préalablement appliqués 

 comme il a été dit, sont reliés au pôle négatif de l'appareil d'induction, 

 par l'intermédiaire d'un instrument spécial que j'appelle distribuleur aulo- 

 malique. Cet instrument, dont je me réserve de donner plus tard la des- 

 cription, est actionné par le cylindre enregistreur. A chaque tour de 

 celui-ci, le distributeur fait passer le courant dans un point différent du 

 nerf. Comme le cylindre actionne en même temps un chariot qui fait mou- 

 voir l'ensemble des appareils inscripteurs parallèlement à la génératrice du 

 cylindre, ces appareils marquent leurs indications en tracés hélicoïdaux 

 indiscontinus, admirablement nets et distincts, pouvant couvrir en quel- 

 ques secondes la surface entière du cylindre. 



» Il me reste à signaler les principales particularités des organes inscrip- 

 teurs. 



)) Le cylindre enregistreur n'a pas moins de 60 centimètres de longueur 

 sur aS centimètres de diamètre. Il tourne assez vite pour que la surface 

 soit entraînée avec une vitesse variant à volonté entre i™, 20 et 2 mètres 

 par seconde. Grâce à cette vitesse, des durées de -^-^ de seconde équi- 

 valent sur le papier à des longueurs de | mUlimètre au moins, et peuvent 

 être ainsi rigoureusement déterminées. 



)> On inscrit le temps au moyen d'un appareil électro-magnétique qu'ac- 

 tionne un diapason faisant 600 vibrations simples par seconde. La courbe 

 de chaque vibration a sur le papier au moins 2 millimètres de longueur et 

 est ainsi facilement divisible en quatre parties de | millimètre chacune, ce 

 qui permet d'apprécier, comme il vient d'être dit, des fractions de seconde 

 de — *— 



"^ 2400 



.) L'ouverture du circuit inducteur est déterminée à un moment donné 

 parle mouvement du cylindre; un signal électromagnétique, placé dans 

 ce circuit, marque sur le papier le moment où se produit le courant induit 

 excitateur. 



» Quant aux contractions simples ou secousses résultant des excitations, 

 elles sont, dans tous les cas, enregistrées par un myographe à transmission. 

 L'appareil explorateur ou transmetteur varie suivant les cas particuliers. 

 Le récepteur est toujours un tambour à levier complété par un organe 

 nouveau. Cet organe est un interrupteur électrique permettant d'inscrire, 

 avec un signal électromagnétique, les moindres soulèvements du levier, 

 même ceux qui sont incapables de déformer la ligne droite que la pointe 



