( 499) 

 ligne droite, en présentant un point d'inflexion vers 5oo degrés. Au delà 

 de 840 degrés, la courbe change brusquement d'allure; le pouvoir rota- 

 toire, qui variait si rapidement, ne croît plus jusqu'à i5oo degrés qu'avec 

 une lenteur extrême, soit qu'il tende vers une limite, soit que, le pouvoir 

 restant constant, la rotation n'augmente plus que par l'effet de la dilata- 

 tion. Voici d'ailleurs quelques nombres tels qu'ils résultent des expé- 

 riences : 



PoiiToir i-otatoii-e Coefficient moyen Rotation d'un quartz 

 Températures, de i""" de quartz. a partir de zéro. de /|6""",17j. 



— 20 2 1, 599 » 997 , 3 



o 21,658 » iooo,o 



100 21,982 0,000149 'o'4'9 



35o 23,o4o 0,000182 io63,8 



448 23,464 0,000186 io83,4 



840 25,259 0,000190 1166,2 



i5oo? 25,420 » 1173,7 



1) La dernière colonne montre que, pour l'épaisseur de quartz qui don- 

 nerait une rotation de 1000 degrés à zéro, l'augmentation, de 3oo degrés C. 

 jusqu'à 900 degrés, est d'environ 20°, 5 par 100 degrés C, soit 12 minutes 

 par degré C. •, comme on saisit une variation de i minute, le -^ de degré C. 

 à ces températures élevées devient une quantité appréciable. Avec un 

 quartz de 1 1 millimètres seulement, ou aurait encore 3 minutes par degré. 



" Le quartz, par son pouvoir rotatoire, constitue donc un thermomètre 

 d'une sensibilité extrême, satisfaisant d'ailleurs à la condition essentielle 

 de tout thermomètre, la comparabilité. Si l'on ajoute que, une fois l'appa- 

 reil installé, il suffit, pour avoir une température, de la simple lecture d'un 

 angle et de l'emploi d'une table calculée une fois pour toutes, ne sera-t-il 

 pas permis d'espérer que la Science et même l'industrie pourront trouver, 

 dans le nouveau thermomètre, un instrument comparable, pour la simplicité 

 de son emploi et la sûreté de ses indications, au thermomètre à mer- 

 cure ('j? » 



PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Roue phonique pour la rcgularisalion du synchronisme 

 des mouvements. Note de M. P.Lacour, présentée par M. Th. du Moncel. 



« J'ai l'honneur de communiquer à l'Académie le principe d'un instru- 



( ' ) Ces expériences ont été faites dans le laboratoire de M. Mascart, au Collège de France. 



